330706-005-046-90-02-00 بينتلي نيفادا مسبار تثبيت عكسي 11 مم

2026-04-24T11:25:18+08:00

Type: مجس التركيب العكسي
Price: 215.00

مسبار تثبيت عكسي 3300 XL بقياس 11 مم للمراقبة الثقيلة

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية: بينتلي نيفادا

رقم الموديل (اللاحقة الكاملة): 330706-005-046-90-02-00

330706-005-046 – خيوط تثبيت عكسية M10 × 1

CC-DD-EE: 90 = 9.0 أمتار (29.5 قدم) الطول الكلي

خيار الموصل 02: موصل كوكسيالي Miniature ClickLoc™

اعتماد الوكالة 00: غير مطلوب (الإصدار القياسي)

مادة رأس المسبار: بوليفينيلين سلفيد (PPS)

مادة غلاف المسبار: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 (SST)

نوع الكابل: كابل ثلاثي المحاور معزول بـ FEP 75 Ω، طوله 9 أمتار

مقاومة التيار المستمر (RPROBE): 8.5 ± 1.1 أوم (من المركز إلى الموصل الخارجي عند طول 9.0 م)

درجة حرارة التشغيل: -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F)

درجة حرارة التخزين: نفس النطاق؛ تجنب أقل من -34°C لحماية ختم Viton®

عزم دوران غلاف المسبار الأقصى: 22.6 نيوتن متر (200 إنش رطل) / الموصى به: 7.5 نيوتن متر (66 إنش رطل)

عزم دوران الموصل الأقصى: 0.565 نيوتن متر (5 إنش رطل) – شد بإصبع اليد فقط

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 25.4 مم (1.0 بوصة) مع أو بدون درع SST

الوزن: 0.07 كجم (خفيف جداً لتسهيل التوجيه)

ختم الضغط: أختام حلقة O من Viton® تختم الضغط التفاضلي (لم يتم اختبار الضغط قبل الشحن)

الشحن والأسئلة المتكررة

شركات النقل: فيدكس، يو بي إس، دي إتش إل خدمة التوصيل السريع العالمية.

س: هل يعمل هذا المسبار مع أنظمة 3300 XL؟ ج: نعم، يتوافق تماماً مع شاشات بنتلي نيفادا 3300 XL.

س: هل يمكننا اختبار ختم الضغط قبل الشحن؟ ج: اتصل بقسم التصميم المخصص لدينا لاختبار الضغط.

س: ماذا يحدث عند درجات حرارة أقل من -34°C؟ ج: قد يفشل ختم Viton® O-ring مبكراً.

س: هل يمكن استبدال الكابل؟ ج: لا، الكابل مدمج مصنعياً مع مجموعة مسبار 3300 XL بقياس 11 مم.

© 2026 شركة يوبيست أوتوميشن المحدودة. https://www.ubestplc.com جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | هاتف: +86 180 3000 5825 (واتساب)