بنتلي نيفادا 330707-00-24-50-12-00 مسبار | ذراع محمي 5 أمتار فلويدلوك

2026-04-30T11:58:22+08:00

Type: مجس
Price: 231.00

مسبار تقارب Bently Nevada 3300 XL بقطر 11 مم مع كابل مدرع بطول 5 أمتار

هذا Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 هو حساس صناعي قوي. يحتوي على كابل مدرع طويل بطول 5 أمتار للوصول الممتد. كما يتميز الكابل بتقنية FluidLoc لمقاومة الرطوبة. يستخدم جسم المسبار فولاذ 304 المقاوم للصدأ القوي. رأسه مصنوع من بلاستيك PPS المتين. هذا الحساس مثالي للآلات الكبيرة أو التي يصعب الوصول إليها. يجب أن يقترن بحساس Proximitor بطول 5 أمتار. احصل على بيانات اهتزاز موثوقة في الظروف الصعبة.

تكوين رقم الجزء: 330707-00-24-50-12-00

330707 (النموذج الأساسي):

عائلة نظام المراقبة 3300 XL.

مسبار تقارب بقطر 11 مم.

خيط 1/2-20 UNF مع درع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

00 (الطول غير الملولب): 0.0 إنش. العلبة ملولبة بالكامل.

24 (طول العلبة): 2.4 إنش الطول الكلي.

50 (طول الكابل): 5.0 أمتار (16.4 قدم) طول.

12 (الموصل والكابل): موصل ClickLoc مع كابل FluidLoc.

00 (الموافقات): لا تتطلب شهادات وكالة خاصة.

المواصفات الفنية التفصيلية

العلامة التجارية والطراز الكامل: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

سلسلة المنتج: 3300 XL لمراقبة الاهتزاز

مبدأ الاستشعار: إزاحة التيار الدوامي

قطر المجس: 11 مم

مادة الطرف: بوليفينيلين سلفيد (PPS) متين

مادة العلبة: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

نوع الكابل: 75 أوم ثلاثي المحاور

حماية الكابل: درع من الفولاذ المقاوم للصدأ و حاجز رطوبة FluidLoc

عزل الكابل: FEP (مقاوم لدرجات الحرارة العالية)

الطول الكلي للكابل: 5.0 أمتار (16.4 قدم)

المقاومة الكهربائية (5م): 7.2 أوم ± 0.8 أوم

إشارة الخرج: جهد الفجوة (يتطلب شاشة متوافقة)

سن التثبيت: 1/2-20 UNF

سن بديل: M16 × 1.5 مم

أقصى تداخل في الخيط: 0.750 بوصة (1/2-20)

عزم التركيب: 15.2 نيوتن·م (133 إنش-رطل)

عزم الدوران الأقصى: 45.2 نيوتن·م (400 إنش-رطل)

نوع الموصل: ClickLoc Coaxial

عزم توصيل الموصل: شد يدوي فقط

نصف قطر انحناء الكابل: الحد الأدنى 25.4 مم (1.0 بوصة)

درجة حرارة التشغيل: -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F)

الختم: حلقة O من Viton مُثبتة مسبقًا

تحذير درجة الحرارة المنخفضة: لا تقم بالتركيب تحت -34°C (-29°F)

دليل التثبيت

هذا 330707-00-24-50-12-00 يعمل المجس فقط مع حساسات Proximitor بطول 5 أمتار.

خطط لمسار آمن لكابل مدرع طوله 5 أمتار.

نظف خيوط فتحة التثبيت قبل التركيب.

ابدأ المجس يدويًا لتجنب الالتواء الخاطئ.

استخدم مفتاح عزم لشد إلى 15.2 نيوتن·متر.

ادفع موصل ClickLoc حتى تسمع نقرة تثبيت.

لا تثنِ الكابل بأكثر من نصف قطر 1 بوصة.

احتفظ بالمجس فوق -34°C قبل التثبيت.

معلومات التوافق

تم تصميم هذا المجس لأنظمة المراقبة Bently Nevada 3300 XL. يجب استخدامه مع مستشعر Proximitor بكابل 5 أمتار مطابق. كابل FluidLoc المدرع مثالي للبيئات الرطبة أو التي تتطلب متانة عالية.

الشهادات والموافقات

هذا المنتج (اللاحقة -00) للاستخدام الصناعي العام. لا يحمل شهادات مناطق خطرة محددة مثل ATEX أو CSA.

محتويات الطرد والضمان

مجس تقارب Bently Nevada 3300 XL 11mm واحد.

كابل FluidLoc المدرع مدمج بطول 5 أمتار مع موصل ClickLoc.

جميع مكونات الختم اللازمة (حلقة O).

يشمل هذا المنتج ضمانًا لمدة 12 شهرًا ضد العيوب.

معلومات الشحن

نقوم بالشحن عالميًا باستخدام FedEx, UPS, و DHL. ستتلقى معلومات التتبع بعد شحن طلبك.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الفوائد الرئيسية لكابل FluidLoc المدرع؟

يوفر الدرع حماية من السحق والاحتكاك. تمنع طبقة FluidLoc تسرب السوائل داخل الكابل. هذا المزيج مخصص للمناطق القاسية والرطبة.

هل يمكنني استخدام Proximitor بطول كابل مختلف مع هذا المجس؟

لا. يتطلب معايرة النظام تطابق الأطوال. هذا 5 أمتار 330707-00-24-50-12-00 يعمل المجس فقط مع Proximitor بطول 5 أمتار.

ما هو نطاق القياس النموذجي لهذا المجس؟

تعتمد نطاق الفجوة القابلة للقياس على المراقب المتصل. تقدم الأنظمة الشائعة نطاقًا يصل إلى 80 ميل (2 مم) أو أكثر.

هل المجس آمن للاستخدام في الظروف الخارجية؟

يوفر كابل FluidLoc المدرع حماية جيدة. ومع ذلك، فهو غير مصمم للغمر المستمر. احمِ الوصلات من التعرض المباشر للطقس.

كيف أعرف إذا كان تطبيقي يحتاج إلى هذا المجس؟

اختر هذا الطراز إذا كنت بحاجة إلى كابل طويل (5 أمتار) في منطقة بها مخاطر مادية أو رطوبة. تأكد أيضًا من أن نظام المراقبة الخاص بك يستخدم Proximitors بطول 5 أمتار.

© 2025 Ubest Automation Limited. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر الأصلي: https://www.ubestplc.com/
الاتصال: sales@ubestplc.com | الهاتف: +86 180 3000 5825