330706-005-046-50-02-00 بنتلي نيفادا | مسبار التثبيت العكسي

2026-04-24T11:17:46+08:00

Type: مجس التركيب العكسي
Price: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | مسبار تثبيت عكسي Bently Nevada 3300 XL بقياس 11 مم

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية والطراز: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – مسبار تثبيت عكسي أصلي من سلسلة 3300 XL.

خيار الطول الكلي: 50 = 5.0 أمتار (16.4 قدم). استخدم هذا المسبار بطول خمسة أمتار فقط مع حساس Proximitor بطول خمسة أمتار.

خيار الموصل: 02 = موصل محوري Miniature ClickLoc™ لنقل إشارة آمن.

خيار موافقة الجهة المختصة: 00 = غير مطلوب لهذا التكوين.

مادة رأس المسبار: بوليفينيلين سلفيد (PPS) مقاوم للتآكل والمواد الكيميائية.

مادة غلاف المسبار: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 (SST) يوفر مقاومة ممتازة للتآكل.

كابل المسبار: كابل ثلاثي المحاور 75 Ω معزول بـ FEP. الأطوال المتاحة: 1، 5، أو 9 أمتار.

مقاومة التيار المستمر (بطول 5.0 م): 7.2 ± 0.8 أوم من الموصل المركزي إلى الموصل الخارجي.

درجة حرارة التشغيل والتخزين: من -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F). التعرض لدرجات حرارة أقل من -34°C (-30°F) قد يضر بختم الضغط.

قدرة الضغط: يختم الضغط التفاضلي باستخدام حلقة O من Viton®. اختبار الضغط في المصنع غير مشمول – يرجى الاتصال بـ Ubest Automation للاختبارات المخصصة.

الوزن: 0.07 كجم لسهولة التعامل.

معلومات اللاحقة الكاملة (هيكل شجري)

330706-005-046-50-02-00

005 = الطول الكلي 5.0 أمتار (مسبار بطول خمسة أمتار)

046 = تكوين خاص للمسبار

50 = خيار الطول غير الملولب

02 = موصل محوري Miniature ClickLoc™

00 = لا يتطلب موافقة جهة مختصة

نوع الخيط: خيوط M10 × 1

المواصفات الميكانيكية وعزم الدوران

عزم توصيل الموصل الموصى به: مشدود بإصبع اليد – لا حاجة لأدوات.

أقصى عزم توصيل للموصل: 0.565 نيوتن متر (5 إنش-رطل) لمنع الشد الزائد.

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 25.4 مم (1.0 بوصة) – ينطبق مع أو بدون درع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

نوع الموصل: Miniature ClickLoc™ يضمن اتصال مقاوم للاهتزاز.

عائلة المسبار: مثالي لسلسلة مسبار القرب 3300 XL بقياس 11 مم من Bently Nevada.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

هل يمكنني استخدام هذا المسبار بطول خمسة أمتار مع حساس Proximitor بطول تسعة أمتار؟ لا – يجب دائماً إقران المسبارات بطول خمسة أمتار مع حساسات Proximitor بطول خمسة أمتار فقط.

هل يأتي المسبار مختبرًا للضغط من المصنع؟ لا – الوحدات القياسية لا تخضع لاختبار الضغط. يمكن طلب اختبار مخصص من Ubest Automation إذا لزم الأمر.

ما نطاق درجة الحرارة الذي يحافظ على سلامة ختم الضغط؟ تجنب التشغيل تحت -34°C (-30°F) لحماية ختم Viton®.

ماذا يعني خيار موافقة الجهة المختصة 00؟ هذا التكوين لا يتطلب أي موافقة جهة مختصة محددة.

هل 330706-005-046-50-02-00 مناسب للتثبيت العكسي؟ نعم – هذا المسبار مصمم خصيصًا لتطبيقات التثبيت العكسي.

المؤلف: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | الهاتف: +86 180 3000 5825 (واتساب)