330706-005-046-90-00-05 بينتلي نيفادا 3300 XL مسبار تقارب 11 مم

2026-04-24T11:21:38+08:00

Type: مجس التركيب العكسي
Price: 215.00

مسبار عكسي 3300 XL بقياس 11 مم

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية: بنتلي نيفادا

رقم الموديل (اللاحقة الكاملة): 330706-005-046-90-00-05

330706-005-046 – خيوط M10 × 1 (مسبار عكسي)

CC-DD-EE: 90 = 9.0 أمتار (29.5 قدم) الطول الكلي

خيار الموصل 00: موصل كوكسيال Miniature ClickLoc™

اعتماد الوكالة 05: اعتمادات متعددة (ATEX، CSA، إلخ)

مادة رأس المسبار: بوليفينيلين سلفيد (PPS)

مادة غلاف المسبار: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

نوع الكابل: كابل ثلاثي المحاور معزول بـ FEP 75 Ω، طوله 9 أمتار

مقاومة التيار المستمر (RPROBE): 5.9 ± 0.5 أوم (من المركز إلى الموصل الخارجي عند فحص طول 1.0 م)

درجة حرارة التشغيل: -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F)

درجة حرارة التخزين: نفس النطاق؛ تجنب أقل من -34°C لحماية ختم الضغط Viton®

عزم دوران غلاف المسبار الأقصى: 22.6 نيوتن متر (200 إنش رطل) / الموصى به: 7.5 نيوتن متر (66 إنش رطل)

عزم دوران الموصل الأقصى: 0.565 نيوتن متر (5 إنش رطل) – يوصى بشد الإصبع فقط

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 25.4 مم (1.0 بوصة) مع أو بدون درع SST

الوزن: 0.07 كجم (خفيف الوزن لتسهيل التوجيه)

ختم الضغط: تصميم ختم ضغط بحلقة O من Viton® (لم يتم اختبار الضغط قبل الشحن)

الشحن والأسئلة المتكررة

شركات النقل: فيدكس، UPS، DHL خدمة التوصيل السريع العالمية.

س: هل يعمل هذا المسبار مع شاشات 3300 XL؟ ج: نعم، يتوافق تحديدًا مع أنظمة Bently Nevada 3300 XL.

س: هل يمكننا اختبار ختم الضغط قبل الشحن؟ ج: يرجى التواصل مع قسم التصميم المخصص لدينا لاختبار الضغط.

س: ماذا يحدث عند درجات حرارة أقل من -34°C؟ ج: قد تفشل حلقة O من Viton® قبل الأوان.

س: هل يمكن استبدال الكابل؟ ج: لا، الكابل مدمج مصنعياً مع تجميع مسبار 3300 XL بقياس 11 مم.

© 2026 شركة Ubest Automation المحدودة. https://www.ubestplc.com جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | الهاتف: +86 180 3000 5825 (واتساب)