330706-005-046-50-00-05 مسبار تقارب 11 مم - بنتلي نيفادا

2026-04-24T11:00:53+08:00

Type: مجس التركيب العكسي
Price: 215.00

330706-005-046-50-00-05 | مسبار تثبيت عكسي بقياس 11 مم من Bently Nevada 3300 XL

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية والطراز: Bently Nevada 330706-005-046-50-00-05 – مسبار تثبيت عكسي أصلي من سلسلة 3300 XL.

خيار الطول الكلي: 50 = 5.0 أمتار (16.4 قدم). استخدم هذا المسبار بطول خمسة أمتار فقط مع حساس Proximitor بطول خمسة أمتار.

خيار الموصل: 00 = موصل كوكسيالي Miniature ClickLoc™ لنقل إشارة آمن.

اعتماد الوكالة: 05 = اعتمادات متعددة تلبي المعايير الصناعية العالمية.

مادة رأس المسبار: بوليفينيلين سلفيد (PPS) يوفر مقاومة كيميائية ممتازة.

مادة غلاف المسبار: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 (SST) يوفر حماية فائقة ضد التآكل.

كابل المسبار: كابل ثلاثي المحاور 75 Ω معزول بـ FEP. الأطوال المتاحة: 1، 5، أو 9 أمتار.

مقاومة التيار المستمر (بطول 5.0 م): 7.2 ± 0.8 أوم من الموصل المركزي إلى الموصل الخارجي.

درجة حرارة التشغيل والتخزين: -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F). ملاحظة: درجات الحرارة أقل من -34°C (-30°F) قد تتلف ختم الضغط.

قدرة الضغط: يختم الضغط التفاضلي باستخدام حلقة O من Viton®. اختبار الضغط في المصنع غير مشمول – اتصل بـ Ubest Automation للاختبارات المخصصة.

الوزن: 0.07 كجم لسهولة التعامل والتركيب.

معلومات اللاحقة الكاملة (هيكل شجري)

330706-005-046-50-00-05

005 = طول كلي 5.0 أمتار (مسبار خمسة أمتار)

046 = تكوين خاص للمسبار

50 = خيار الطول غير الملولب

00 = موصل كوكسيالي Miniature ClickLoc™

05 = اعتمادات متعددة من الوكالات

نوع الخيط: خيوط M10 × 1

المواصفات الميكانيكية وعزم الدوران

عزم توصيل الموصل الموصى به: مشدود بإصبع اليد – لا حاجة لأدوات.

أقصى عزم توصيل للموصل: 0.565 نيوتن متر (5 إنش-رطل) لمنع الشد الزائد.

عزم غلاف المسبار (تثبيت عكسي): الحد الأقصى المقدر 22.6 نيوتن متر (200 إنش-رطل). الموصى به 7.5 نيوتن متر (66 إنش-رطل).

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 25.4 مم (1.0 بوصة) – ينطبق مع أو بدون درع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

نوع الموصل: Miniature ClickLoc™ يضمن اتصالات مقاومة للاهتزاز.

عائلة المسبار: مثالي لسلسلة مسبار التقارب 3300 XL بقياس 11 مم من Bently Nevada.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

هل يمكنني استخدام هذا المسبار بطول خمسة أمتار مع حساس Proximitor بطول تسعة أمتار؟ لا – دائماً قم بمزاوجة المسبارات بطول خمسة أمتار مع حساسات Proximitor بطول خمسة أمتار فقط.

هل يأتي المسبار مختبراً من المصنع لضغط؟ لا – الوحدات القياسية لا تخضع لاختبار الضغط. اطلب اختباراً مخصصاً من Ubest Automation إذا لزم الأمر.

ما نطاق درجة الحرارة الذي يحافظ على سلامة ختم الضغط؟ تجنب التشغيل تحت -34°C (-30°F) لحماية ختم Viton®.

ما مدى إحكام تثبيت غلاف المسبار؟ اتبع عزم الدوران الموصى به 7.5 نيوتن متر (66 إنش-رطل). لا تتجاوز 22.6 نيوتن متر (200 إنش-رطل).

هل هذا المسبار مناسب لتركيبات التثبيت العكسي؟ نعم – تم تصميم 330706-005-046-50-00-05 خصيصاً لتطبيقات التثبيت العكسي.

المؤلف: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | الهاتف: +86 180 3000 5825 (واتساب)