330706-005-046-10-00-00 مسبار بنتلي نيفادا للتثبيت العكسي

2026-04-24T11:28:10+08:00

Type: مجس التركيب العكسي
Price: 215.00

مسبار عكسي 3300 XL بقياس 11 مم لاستشعار الاهتزاز بدقة

المواصفات الفنية الرئيسية

العلامة التجارية: Bently Nevada

رقم الموديل (اللاحقة الكاملة): 330706-005-046-10-00-00

330706-005-046 – خيوط تثبيت عكسية M10 × 1

CC-DD-EE: 10 = طول إجمالي 1.0 متر (3.3 قدم)

خيار الموصل 00: موصل Miniature ClickLoc™ متحد المحور

اعتماد الوكالة 00: غير مطلوب (الإصدار القياسي)

مادة رأس المسبار: بوليفينيلين سلفيد (PPS)

مادة غلاف المسبار: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 (SST)

نوع الكابل: كابل ثلاثي المحاور معزول بـ FEP 75 أوم، بطول 1.0 متر

مقاومة التيار المستمر (RPROBE): 5.9 ± 0.5 أوم (من الموصل المركزي إلى الموصل الخارجي عند طول 1.0 متر)

درجة حرارة التشغيل: -51°C إلى +177°C (-60°F إلى +351°F)

درجة حرارة التخزين: نفس النطاق؛ تجنب أقل من -34°C لحماية ختم Viton®

عزم دوران غلاف المسبار الأقصى: 22.6 نيوتن متر (200 إنش رطل) / الموصى به: 7.5 نيوتن متر (66 إنش رطل)

عزم دوران الموصل الأقصى: 0.565 نيوتن متر (5 إنش رطل) – شد بإصبع اليد فقط

الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 25.4 مم (1.0 بوصة) مع أو بدون درع SST

الوزن: 0.07 كجم

ختم الضغط: أختام حلقة O من Viton® تختم الضغط التفاضلي (لم يتم اختبارها قبل الشحن)

ملاحظات التركيب والميكانيكا

استخدم عزم الدوران الموصى به 7.5 نيوتن متر على غلاف المسبار.

حافظ على شد الموصل بإصبع اليد لتجنب الإجهاد الزائد.

لا تثنِ كابل FEP بأكثر من نصف قطر 25.4 مم.

خزن أو شغّل هذا مسبار تقارب 3300 XL بقياس 11 مم فوق -34°C.

الشحن والأسئلة المتكررة

شركات الشحن: FedEx، UPS، DHL خدمة التوصيل السريع العالمية.

س: هل يعمل هذا المسبار مع أنظمة 3300 XL؟ ج: نعم، يتوافق تمامًا مع شاشات Bently Nevada.

س: هل يمكننا اختبار ختم الضغط قبل الشحن؟ ج: اتصل بقسم التصميم المخصص لدينا للاختبار.

س: ماذا يحدث عند درجات حرارة أقل من -34°C؟ ج: قد يفشل ختم حلقة O من Viton® مبكرًا.

س: هل يمكن استبدال الكابل؟ ج: لا، الكابل مدمج مصنعياً مع تجميع مسبار 3300 XL بقياس 11 مم.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com جميع الحقوق محفوظة.
للتواصل: sales@ubestplc.com | هاتف: +86 180 3000 5825 (واتساب)