Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 Sonde | 5m gepanzerte FluidLoc

2026-04-30T11:58:22+08:00

Art: Probe
Preis: 231.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm Näherungssonde mit 5-Meter-Panzerskabel

Dieser Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 ist ein robuster Industriesensor. Er verfügt über ein langes 5-Meter-Panzerskabel für größere Reichweite. Das Kabel ist außerdem mit FluidLoc-Technologie ausgestattet, um Feuchtigkeit zu widerstehen. Das Sondengehäuse besteht aus robustem 304-Edelstahl. Die Spitze ist aus widerstandsfähigem PPS-Kunststoff gefertigt. Dieser Sensor ist perfekt für große oder schwer zugängliche Maschinen. Er muss mit einem 5-Meter-Proximitor-Sensor kombiniert werden. Zuverlässige Vibrationsdaten unter schwierigen Bedingungen.

Teilenummer-Konfiguration: 330707-00-24-50-12-00

330707 (Basismodell):

3300 XL Überwachungssystem-Familie.

11mm Durchmesser Näherungssonde.

1/2-20 UNF-Gewinde mit Edelstahlpanzerung.

00 (Ungeschnittene Länge): 0,0 Zoll. Das Gehäuse ist vollständig gewindefurcht.

24 (Gehäuselänge): 2,4 Zoll Gesamtlänge.

50 (Kabellänge): 5,0 Meter (16,4 Fuß) lang.

12 (Stecker & Kabel): ClickLoc-Stecker mit FluidLoc-Kabel.

00 (Zulassungen): Keine speziellen Agentur-Zertifizierungen erforderlich.

Detaillierte technische Spezifikationen

Marke & Vollständiges Modell: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

Produktserie: 3300 XL Schwingungsüberwachung

Messprinzip: Wirbelstrom-Verschiebung

Sondendurchmesser: 11 mm

Spitzenmaterial: Robustes Polyphenylensulfid (PPS)

Gehäusematerial: AISI 304 Edelstahl

Kabeltyp: 75 Ohm Triaxial

Kabelschutz: Edelstahlpanzerung & FluidLoc Feuchtigkeitssperre

Kabelisolierung: FEP (hochtemperaturbeständig)

Gesamtkabellänge: 5,0 Meter (16,4 Fuß)

Elektrischer Widerstand (5m): 7,2 Ohm ± 0,8 Ohm

Ausgangssignal: Spaltspannung (Erfordert kompatiblen Monitor)

Montagegewinde: 1/2-20 UNF

Alternatives Gewinde: M16 x 1,5 mm

Maximale Gewindeeinbindung: 0,750 Zoll (1/2-20)

Installationsdrehmoment: 15,2 N·m (133 in-lb)

Maximales Drehmoment: 45,2 N·m (400 in-lb)

Steckertyp: ClickLoc Koaxial

Anzugsmoment Stecker: Nur handfest

Kabel-Biegeradius: Mindestens 25,4 mm (1,0 Zoll)

Betriebstemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F)

Dichtung: Vorgefertigter Viton-O-Ring

Niedrigtemperaturwarnung: Nicht unter -34°C (-29°F) installieren

Installationsanleitung

Dies 330707-00-24-50-12-00 Die Sonde funktioniert nur mit 5 Meter langen Proximitor-Sensoren.

Planen Sie eine sichere Route für das 5 Meter lange Panzerkabel.

Reinigen Sie die Gewinde des Montagebohrlochs vor der Installation.

Starten Sie die Sonde von Hand, um ein Überkreuzen der Gewinde zu vermeiden.

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um auf 15,2 N·m anzuziehen.

Drücken Sie den ClickLoc-Anschluss, bis er einrastet.

Biegen Sie das Kabel nicht enger als mit einem Radius von 1 Zoll.

Bewahren Sie die Sonde vor der Installation über -34 °C auf.

Kompatibilitätsinformationen

Diese Sonde ist für Bently Nevada 3300 XL Überwachungssysteme ausgelegt. Sie muss mit einem passenden 5-Meter-Kabel-Proximitor-Sensor verwendet werden. Das gepanzerte FluidLoc-Kabel ist ideal für nasse oder physisch anspruchsvolle Umgebungen.

Zertifizierungen & Zulassungen

Dieses Produkt (Suffix -00) ist für den allgemeinen industriellen Einsatz bestimmt. Es besitzt keine spezifischen Zertifizierungen für Gefahrenbereiche wie ATEX oder CSA.

Packungsinhalt & Garantie

Eine Bently Nevada 3300 XL 11mm Näherungssonde.

Ein integriertes 5-Meter-gepanzertes FluidLoc-Kabel mit ClickLoc-Anschluss.

Alle notwendigen Dichtungskomponenten (O-Ring).

Dieses Produkt beinhaltet eine 12-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler.

Versandinformationen

Wir versenden weltweit mit FedEx, UPS und DHL. Nach Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind die Hauptvorteile des gepanzerten FluidLoc-Kabels?

Die Panzerung bietet Schutz gegen Quetschungen und Abrieb. Die FluidLoc-Schicht verhindert, dass Flüssigkeiten ins Kabel eindringen. Diese Kombination ist für raue, nasse Umgebungen geeignet.

Kann ich einen Proximitor mit anderer Kabellänge mit dieser Sonde verwenden?

Nein. Die Systemkalibrierung erfordert passende Längen. Dieses 5-Meter- 330707-00-24-50-12-00 Die Sonde funktioniert nur mit einem 5-Meter-Proximitor.

Wie groß ist der typische Messbereich für diese Sonde?

Der messbare Spaltbereich hängt vom angeschlossenen Monitor ab. Übliche Systeme bieten einen Bereich bis zu 80 mils (2 mm) oder mehr.

Ist die Sonde für den Einsatz im Freien sicher?

Das gepanzerte FluidLoc-Kabel bietet guten Schutz. Es ist jedoch nicht für dauerndes Untertauchen ausgelegt. Schützen Sie die Anschlüsse vor direkter Witterungseinwirkung.

Woran erkenne ich, ob meine Anwendung diese Sonde benötigt?

Wählen Sie dieses Modell, wenn Sie eine lange Kabellänge (5 m) in einem Bereich mit physischen Risiken oder Feuchtigkeit benötigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Überwachungssystem 5-Meter-Proximitors verwendet.

© 2025 Ubest Automation Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Originalquelle: https://www.ubestplc.com/
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825