330706-005-046-50-02-05 Bently Nevada 3300 XL Rückwärtsmontierte Sonde

2026-04-24T10:57:23+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 253.00

330706-005-046-50-02-05 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde

Wichtige technische Spezifikationen

Marke & Modell: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-05 – eine echte Sonde der 3300 XL Serie.

Gesamtlängenoption: 5,0 Meter (16,4 Fuß). Verwenden Sie diese fünf Meter lange Sonde nur mit einem fünf Meter langen Proximitor-Sensor.

Anschlussoption: 02 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker für sichere Signalübertragung.

Behördliche Zulassung: 05 = Mehrfache Zulassungen entsprechen globalen Standards.

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS) widersteht Abrieb und Chemikalien.

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST) bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Sondenkabel: 75 Ω triaxiales, FEP-isoliertes Kabel. Verfügbare Längen: 1, 5 oder 9 Meter.

Gleichstromwiderstand (5,0 m Länge): 7,2 ± 0,8 Ohm vom Innenleiter zum Außenleiter.

Betriebs- & Lagertemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F). Hinweis: Temperaturen unter -34°C (-30°F) können die Druckdichtung beschädigen.

Druckfestigkeit: Dichtet Differenzdruck mit Viton® O-Ring ab. Werksseitiger Drucktest nicht enthalten – kontaktieren Sie Ubest Automation für individuelle Tests.

Gewicht: 0,07 kg (leicht für einfache Handhabung).

Vollständige Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046-50-02-05

005 = 5,0 Meter Gesamtlänge (fünf Meter Sonde)

046 = spezielle Sondenkonfiguration

50 = Option für nicht gewindelänge

02 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker

05 = Mehrfache behördliche Zulassungen

Gewindetyp: M10 x 1 Gewinde

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich diese fünf Meter lange Sonde mit einem neun Meter langen Proximitor-Sensor verwenden? Nein – verwenden Sie immer fünf Meter lange Sonden mit fünf Meter langen Proximitor-Sensoren.

Wird die Sonde vor dem Versand druckgeprüft? Nein – Standardgeräte werden nicht druckgeprüft. Fordern Sie bei Bedarf einen individuellen Test bei Ubest Automation an.

Welcher Temperaturbereich ist für die Druckdichtung geeignet? Vermeiden Sie Temperaturen unter -34°C (-30°F), um die Viton®-Dichtung intakt zu halten.

Kann ich das Kabel stark biegen? Nein – halten Sie einen Mindestbiegeradius von 25,4 mm ein, um Schäden zu vermeiden.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.