330706-005-046-50-02-00 Bently Nevada | Rückwärts montierte Sonde

2026-04-24T11:17:46+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde

Wichtige technische Spezifikationen

Marke & Modell: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – eine originale Sonde der 3300 XL Serie für Rückwärtsmontage.

Gesamtlängenoption: 50 = 5,0 Meter (16,4 Fuß). Verwenden Sie diese fünf Meter lange Sonde nur mit einem fünf Meter langen Proximitor-Sensor.

Anschlussoption: 02 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker für sichere Signalübertragung.

Behördliche Zulassung: 00 = Für diese Konfiguration nicht erforderlich.

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS) widersteht Abrieb und Chemikalien.

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST) bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Sondenkabel: 75 Ω triaxiales, FEP-isoliertes Kabel. Verfügbare Längen: 1, 5 oder 9 Meter.

Gleichstromwiderstand (5,0 m Länge): 7,2 ± 0,8 Ohm vom Innenleiter zum Außenleiter.

Betriebs- & Lagertemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F). Eine Exposition unter -34°C (-30°F) kann die Druckdichtung beschädigen.

Druckfestigkeit: Dichtet Differenzdruck mit einem Viton® O-Ring ab. Werksseitiger Drucktest nicht enthalten – kontaktieren Sie Ubest Automation für individuelle Tests.

Gewicht: 0,07 kg für einfache Handhabung.

Vollständige Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046-50-02-00

005 = 5,0 Meter Gesamtlänge (fünf Meter Sonde)

046 = spezielle Sondenkonfiguration

50 = Option für nicht-gewindelänge

02 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker

00 = Keine behördliche Zulassung erforderlich

Gewindetyp: M10 x 1 Gewinde

Mechanische & Drehmoment-Spezifikationen

Empfohlenes Anschlussdrehmoment: Handfest – keine Werkzeuge erforderlich.

Maximales Anschlussdrehmoment: 0,565 N•m (5 in•lb) zur Vermeidung von Überdrehen.

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll) – gilt mit oder ohne Edelstahlpanzerung.

Anschlusstyp: Miniatur ClickLoc™ gewährleistet vibrationsfesten Anschluss.

Sondenfamilie: Ideal für die 3300 XL 11mm Näherungssonden Serie von Bently Nevada.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich diese fünf Meter lange Sonde mit einem neun Meter langen Proximitor-Sensor verwenden? Nein – verwenden Sie fünf Meter lange Sonden immer nur mit fünf Meter langen Proximitor-Sensoren.

Wird die Sonde werkseitig druckgeprüft geliefert? Nein – Standardgeräte werden nicht druckgeprüft. Fordern Sie bei Bedarf einen individuellen Test bei Ubest Automation an.

Welcher Temperaturbereich schützt die Druckdichtung? Vermeiden Sie den Betrieb unter -34°C (-30°F), um die Viton®-Dichtung zu schützen.

Was bedeutet die behördliche Zulassungsoption 00? Diese Konfiguration benötigt keine spezielle behördliche Zulassung.

Ist die 330706-005-046-50-02-00 für Rückwärtsmontage geeignet? Ja – diese Sonde ist speziell für Rückwärtsmontage-Anwendungen konzipiert.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.