330706-005-046-50-00-00 3300 XL Rückwärtsmontage 5m Sonde

2026-04-24T10:53:59+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-50-00-00 : 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde

Wichtige technische Spezifikationen

Marke: Bently Nevada (Hergestellt in den USA)

Modellnummer: 330706-005-046-50-00-00

Produkttyp: 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Näherungssonde

Gesamtlänge: 5,0 Meter (16,4 Fuß) – nur für den Einsatz mit dem 5m Proximitor Sensor ausgelegt.

Gewindetyp: M10 x 1

Anschluss: Miniatur ClickLoc™ Koaxialanschluss (Option 00)

Behördliche Zulassung: Nicht erforderlich (Option 00)

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS)

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST)

Kabelspezifikation: 75 Ω triaxial, FEP-Isolierung

Betriebs- & Lagertemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F)

Gewicht: 0,07 kg

Gleichstromwiderstand (RSONDE): Für 5,0 m Länge, 7,2 ± 0,8 Ohm (Innenleiter zum Außenleiter)

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll)

Anzugsmoment Anschluss: Handfest (empfohlen), max. 0,565 N•m (5 in•lb)

Anzugsmoment Sondengehäuse (Rückwärtsmontage): Empfohlen 7,5 N•m (66 in•lb), maximal bewertet 22,6 N•m (200 in•lb)

Vollständige Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046-50-00-00
├─ 330706 : Basismodell (11 mm Rückwärtsmontage-Sonde)
├─ 005 : M10 x 1 Gewinde
├─ 046 : Standard Rückwärtsmontage-Konfiguration
├─ 50 : Gesamtlänge 5,0 Meter (für 5m Proximitor Sensor)
├─ 00 : Miniatur ClickLoc™ Koaxialanschluss
└─ 00 : Behördliche Zulassung nicht erforderlich

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich diese 5m Sonde mit einem beliebigen Verlängerungskabel verwenden? Nein, wir haben die 330706-005-046-50-00-00 speziell für den 5m Proximitor Sensor entwickelt.

Ist die Sonde vibrationsbeständig in stark vibrierenden Umgebungen? Ja, die 3300 XL Serie bewältigt starke industrielle Vibrationen zuverlässig.

Wird die Druckdichtung vor dem Versand getestet? Bently Nevada testet nicht jede Sonde auf Druckdichtigkeit. Bitte kontaktieren Sie unsere Abteilung für kundenspezifische Designs, wenn Sie einen Druckdichtungstest benötigen.

Wie hoch ist der Gleichstromwiderstand dieser 5,0m Sonde? Er beträgt 7,2 ± 0,8 Ohm vom Innen- zum Außenleiter.

Gibt es Optionen für behördliche Zulassungen? Diese Version wird mit Option 00 (Nicht erforderlich) geliefert.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825