330706-005-046-90-02-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm Rückwärtsmontage

2026-04-24T10:46:25+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 253.00

Produktübersicht – Bently Nevada 3300 XL 11 mm Reverse Mount Sonde

Hersteller: Bently Nevada (Hergestellt in den USA).

Modellnummer: 330706-005-046-90-02-05 – eine komplette Einheit der 3300 XL Serie.

Sondentyp: 3300 XL 11 mm Reverse Mount Sonde mit triaxialem Kabel.

Autor: Ubest Automation stellt diese technische Referenz für vorausschauende Wartung bereit.

Diese Sonde arbeitet bei extremen Temperaturen von -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F).

Hauptvorteil: Polyphenylensulfid (PPS) Spitze und Gehäuse aus AISI 304 Edelstahl.

Vollständige Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046- CC-DD-EE M10 x 1 Gewinde
├─ CC = 90 → Gesamtlängenoption: 9,0 Meter (29,5 Fuß)
├─ DD = 02 → Anschluss: Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker
└─ EE = 05 → Zulassung: Mehrfache Zulassungen
└─ Gewindetyp: M10 x 1 Gewinde (metrische Befestigung)

Technische Spezifikationen – Marken- & Modellfokus

Marke: Bently Nevada – ein weltweit führender Anbieter im Maschinenschutz.

Produkt-Nr.: 330706-005-046-90-02-05 (3300 XL 11 mm Reverse Mount Sonde).

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS) für hohe Haltbarkeit.

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST) korrosionsbeständig.

Sondenkabel: 75 Ω triaxial, FEP-isoliert (fluoriertes Ethylenpropylen).

Standard verfügbare Gesamtlängen: 1m, 5m oder 9m (dieses Modell: 9,0m).

DC-Widerstand (9m Länge): 8,5 ± 1,1 Ohm (Mitte zum Außenleiter).

Betriebs- & Lagertemperatur: -52°C bis +177°C (-62°F bis +351°F).

Sondendruckabdichtung: Viton® O-Ring Differenzdruckdichtung.

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 in) mit oder ohne SST-Schutzmantel.

Anschlussdrehmoment: handfest (max. 0,565 N•m / 5 in•lb).

Gewicht: 0,07 kg – leicht für einfache Installation.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Ist diese Sonde mit 3300 XL Verlängerungskabeln kompatibel?
A: Ja, die 330706-005-046-90-02-05 funktioniert mit den standardmäßigen Bently Nevada triaxialen Verlängerungskabeln.

F: Können wir diese Sonde im Wasserstoffbetrieb verwenden?
A: Kontaktieren Sie Bently Nevada direkt, da dieses Modell keinen Wasserstoff-Drucktest beinhaltet.

F: Was ist die maximale Kabellänge ohne Signalverschlechterung?
A: 305 Meter (1000 Fuß) bei korrekter Anpassung der Treiberimpedanz.

F: Ist die Sondenspitze chemikalienbeständig?
A: Die PPS-Spitze bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel.

F: Wie überprüfen wir den DC-Widerstand der Sonde?
A: Verwenden Sie ein Multimeter zwischen Mitte und Außenleiter – erwarten Sie 8,5 ±1,1 Ohm für 9m Länge.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Alle Rechte vorbehalten.