330706-005-046-50-00-05 11mm Näherungssensor - Bently Nevada

2026-04-24T11:00:53+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 215.00

330706-005-046-50-00-05 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde

Wichtige technische Spezifikationen

Marke & Modell: Bently Nevada 330706-005-046-50-00-05 – eine originale Sonde der 3300 XL Serie für Rückwärtsmontage.

Gesamtlängenoption: 50 = 5,0 Meter (16,4 Fuß). Verwenden Sie diese fünf Meter lange Sonde nur mit einem fünf Meter langen Proximitor-Sensor.

Anschlussoption: 00 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker für sichere Signalübertragung.

Behördliche Zulassung: 05 = Mehrere Zulassungen, die globale Industriestandards erfüllen.

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS) bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST) bietet hervorragenden Korrosionsschutz.

Sondenkabel: 75 Ω triaxiales, FEP-isoliertes Kabel. Verfügbare Längen: 1, 5 oder 9 Meter.

Gleichstromwiderstand (5,0 m Länge): 7,2 ± 0,8 Ohm vom Innenleiter zum Außenleiter.

Betriebs- & Lagertemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F). Hinweis: Temperaturen unter -34°C (-30°F) können die Druckdichtung beschädigen.

Druckfestigkeit: Dichtet Differenzdruck mit einem Viton® O-Ring ab. Werksseitiger Drucktest nicht enthalten – kontaktieren Sie Ubest Automation für individuelle Tests.

Gewicht: 0,07 kg für einfache Handhabung und Installation.

Vollständige Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046-50-00-05

005 = 5,0 Meter Gesamtlänge (fünf Meter Sonde)

046 = spezielle Sondenkonfiguration

50 = Option für nicht-gewindelänge

00 = Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker

05 = Mehrere behördliche Zulassungen

Gewindetyp: M10 x 1 Gewinde

Mechanische & Drehmomentspezifikationen

Empfohlenes Anschlussdrehmoment: Handfest – keine Werkzeuge erforderlich.

Maximales Anschlussdrehmoment: 0,565 N•m (5 in•lb) zur Vermeidung von Überdrehen.

Drehmoment für Sondengehäuse (Rückwärtsmontage): Maximal bewertet mit 22,6 N•m (200 in•lb). Empfohlen 7,5 N•m (66 in•lb).

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll) – gilt mit oder ohne Edelstahlpanzerung.

Anschlusstyp: Miniatur ClickLoc™ sorgt für vibrationsfeste Verbindungen.

Sondenfamilie: Perfekt für die 3300 XL 11mm Näherungssonden Serie von Bently Nevada.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich diese fünf Meter lange Sonde mit einem neun Meter langen Proximitor-Sensor verwenden? Nein – koppeln Sie fünf Meter lange Sonden immer nur mit fünf Meter langen Proximitor-Sensoren.

Wird die Sonde werkseitig druckgeprüft geliefert? Nein – Standardgeräte erhalten keine Druckprüfung. Fordern Sie bei Bedarf einen individuellen Test bei Ubest Automation an.

Welcher Temperaturbereich schützt die Druckdichtung? Vermeiden Sie den Betrieb unter -34°C (-30°F), um die Viton®-Dichtung zu schützen.

Wie fest soll ich das Sondengehäuse anziehen? Folgen Sie dem empfohlenen Drehmoment von 7,5 N•m (66 in•lb). Überschreiten Sie nicht 22,6 N•m (200 in•lb).

Ist diese Sonde für Rückwärtsmontage geeignet? Ja – die 330706-005-046-50-00-05 ist speziell für Rückwärtsmontageanwendungen konzipiert.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.