330706-005-046-10-00-00 Bently Nevada Rückwärtsmontierte Sonde

2026-04-24T11:28:10+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 215.00

3300 XL 11 mm Reverse Mount Sonde für präzise Vibrationsmessung

Wichtige technische Spezifikationen

Marke: Bently Nevada

Modellnummer (vollständiges Suffix): 330706-005-046-10-00-00

330706-005-046 – M10 x 1 Gewinde für Rückmontage

CC-DD-EE: 10 = 1,0 Meter (3,3 Fuß) Gesamtlänge

Anschlussoption 00: Miniatur ClickLoc™ Koaxialstecker

Behördliche Zulassung 00: Nicht erforderlich (Standardversion)

Material der Sonde: Polyphenylensulfid (PPS)

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST)

Kabeltyp: 75 Ω triaxial FEP-isoliert, 1,0 Meter

Gleichstromwiderstand (RPROBE): 5,9 ± 0,5 Ohm (Innenleiter zum Außenleiter bei 1,0 m Länge)

Betriebstemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F)

Lagerungstemperatur: Gleicher Bereich; unter -34°C vermeiden, um die Viton®-Dichtung zu schützen

Maximales Drehmoment am Sondengehäuse: 22,6 N•m (200 in•lb) / Empfohlen: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maximales Drehmoment am Stecker: 0,565 N•m (5 in•lb) – nur handfest anziehen

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll) mit oder ohne SST-Schutz

Gewicht: 0,07 kg

Druckabdichtung: Viton® O-Ring dichtet Differenzdruck ab (vor Versand nicht getestet)

Installation & mechanische Hinweise

Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 7,5 N•m am Sondengehäuse.

Halten Sie den Stecker nur handfest, um Überbeanspruchung zu vermeiden.

Biegen Sie das FEP-Kabel nicht enger als 25,4 mm Radius.

Lagern oder betreiben Sie diese 3300 XL 11 mm Näherungssonde über -34°C.

Versand & FAQ

Versanddienstleister: FedEx, UPS, DHL weltweiter Expressversand.

F: Funktioniert diese Sonde mit 3300 XL Systemen? A: Ja, sie passt perfekt zu Bently Nevada Monitoren.

F: Können wir die Druckabdichtung vor dem Versand testen? A: Kontaktieren Sie unsere Abteilung für kundenspezifische Designs für Tests.

F: Was passiert unter -34°C? A: Der Viton® O-Ring kann frühzeitig versagen.

F: Ist das Kabel austauschbar? A: Nein, das Kabel ist werkseitig mit der 3300 XL 11 mm Sonde verbunden.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.