330706-005-046-90-00-00 Bently Nevada 3300 XL 11mm Sonde

2026-04-24T10:49:58+08:00

Art: Umgekehrte Montage Sonde
Preis: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-90-00-00 : 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Sonde

Technische Spezifikationen

Marke: Bently Nevada (Hergestellt in den USA)

Modell: 330706-005-046-90-00-00

Typ: 3300 XL 11 mm Rückwärtsmontage-Näherungssonde

Gesamtlänge: 9,0 Meter (29,5 Fuß)

Gewindetyp: M10 x 1

Anschluss: Miniatur ClickLoc™ Koaxial (Option 00)

Material der Sondenspitze: Polyphenylensulfid (PPS)

Material des Sondengehäuses: AISI 304 Edelstahl (SST)

Kabelspezifikation: 75 Ω triaxial, FEP-Isolierung

Betriebstemperatur: -51°C bis +177°C (-60°F bis +351°F)

Lagerungstemperatur: -51°C bis +177°C

Druckdichtung: Viton® O-Ring (vor Versand nicht druckgeprüft)

Gewicht: 0,07 kg

Gleichstromwiderstand (RSONDE): 5,9 ± 0,5 Ohm (für 1,0 m Länge)

Minimaler Biegeradius: 25,4 mm (1,0 Zoll)

Empfohlenes Drehmoment (Anschluss): Handfest

Maximales Drehmoment (Anschluss): 0,565 N•m (5 in•lb)

Drehmoment Sondengehäuse (Rückwärtsmontage): Max. 22,6 N•m (200 in•lb) / Empfohlen 7,5 N•m (66 in•lb)

Suffix-Informationen (Baumstruktur)

330706-005-046-90-00-00
├─ 330706 : Basismodell (11 mm Rückwärtsmontage-Sonde)
├─ 005 : M10 x 1 Gewinde
├─ 046 : Standard Sondenkonfiguration
├─ 90 : Gesamtlänge 9,0 Meter
├─ 00 : Miniatur ClickLoc™ Koaxialanschluss
└─ 00 : Keine Zulassung durch Behörden erforderlich

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann diese Sonde mit 3300 XL Verlängerungskabeln verwendet werden? Ja, sie passt zu Bently Nevada triaxial Verlängerungskabeln.

Wird die Sonde vor dem Versand druckgeprüft? Nein, kontaktieren Sie jedoch unsere Abteilung für kundenspezifische Designs, falls erforderlich.

Was ist die maximale Gesamtlängenoption? 9,0 Meter für dieses Modell 330706-005-046-90-00-00.

Ist sie hitzebeständig? Ja, bis zu +177°C Dauerbetrieb.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825