330706-005-046-90-00-00 Bently Nevada 3300 XL Probe 11mm

2026-04-24T10:49:58+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-90-00-00 : Probe Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm

Spesifikasi Teknikal

Jenama: Bently Nevada (Dibuat di U.S.A)

Model: 330706-005-046-90-00-00

Jenis: Probe Proksimitas Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm

Panjang Keseluruhan: 9.0 meter (29.5 kaki)

Jenis Benang: M10 x 1

Penyambung: Miniature ClickLoc™ koaksial (Pilihan 00)

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS)

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST)

Spesifikasi Kabel: 75 Ω triaxial, penebat FEP

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Suhu Penyimpanan: -51°C hingga +177°C

Penutup Tekanan: Cincin O Viton® (tidak diuji tekanan sebelum penghantaran)

Berat: 0.07 kg

Rintangan DC (RPROBE): 5.9 ± 0.5 ohm (untuk panjang 1.0m)

Radius Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci)

Tork Disyorkan (penyambung): Ketat jari

Tork Maksimum (penyambung): 0.565 N•m (5 in•lb)

Tork Sarung Probe (pemasangan terbalik): Maks 22.6 N•m (200 in•lb) / Disyorkan 7.5 N•m (66 in•lb)

Maklumat Akhiran (Struktur Pokok)

330706-005-046-90-00-00
├─ 330706 : Model asas (probe pemasangan terbalik 11 mm)
├─ 005 : Benang M10 x 1
├─ 046 : Konfigurasi probe standard
├─ 90 : Panjang keseluruhan 9.0 meter
├─ 00 : Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™
└─ 00 : Kelulusan agensi tidak diperlukan

Soalan Lazim (FAQ)

Bolehkah probe ini digunakan dengan kabel sambungan 3300 XL? Ya, ia sesuai dengan kabel sambungan triaxial Bently Nevada.

Adakah probe diuji tekanan sebelum penghantaran? Tidak, tetapi hubungi jabatan reka bentuk khusus kami jika diperlukan.

Apakah pilihan panjang keseluruhan maksimum? 9.0 meter untuk model ini 330706-005-046-90-00-00.

Adakah ia tahan suhu tinggi? Ya, sehingga operasi berterusan +177°C.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.
Hubungi: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825