330706-005-046-50-00-00 3300 XL Pemasangan Terbalik Probe 5m

2026-04-24T10:53:59+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-50-00-00 : Probe Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama: Bently Nevada (Dibuat di U.S.A)

Nombor Model: 330706-005-046-50-00-00

Jenis Produk: Probe Proksimitas Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm

Panjang Keseluruhan: 5.0 meter (16.4 kaki) – direka untuk digunakan dengan Sensor Proksimitas 5m sahaja.

Jenis Benang: M10 x 1

Penyambung: Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™ (Pilihan 00)

Kelulusan Agensi: Tidak diperlukan (Pilihan 00)

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS)

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST)

Spesifikasi Kabel: 75 Ω triaxial, penebat FEP

Suhu Operasi & Penyimpanan: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Berat: 0.07 kg

Rintangan DC (RPROBE): Untuk panjang 5.0m, 7.2 ± 0.8 ohm (konduktor tengah ke konduktor luar)

Jejari Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci)

Tork Penyambung: Ketat jari (disyorkan), maks 0.565 N•m (5 in•lb)

Tork Sarung Probe (Pemasangan Terbalik): Disyorkan 7.5 N•m (66 in•lb), Maksimum Dinilai 22.6 N•m (200 in•lb)

Maklumat Sufiks Lengkap (Struktur Pokok)

330706-005-046-50-00-00
├─ 330706 : Model asas (probe pemasangan terbalik 11 mm)
├─ 005 : Benang M10 x 1
├─ 046 : Konfigurasi pemasangan terbalik standard
├─ 50 : Panjang keseluruhan 5.0 meter (untuk Sensor Proksimitas 5m)
├─ 00 : Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™
└─ 00 : Kelulusan agensi tidak diperlukan

Soalan Lazim (FAQ)

Bolehkah saya menggunakan probe 5m ini dengan kabel sambungan lain? Tidak, kami khusus mereka bentuk 330706-005-046-50-00-00 untuk Sensor Proksimitas 5m sahaja.

Adakah probe ini tahan terhadap persekitaran getaran tinggi? Ya, siri 3300 XL mengendalikan getaran industri berat dengan boleh dipercayai.

Adakah meterai tekanan diuji sebelum penghantaran? Bently Nevada tidak menguji tekanan setiap probe. Sila hubungi jabatan reka bentuk khas kami jika anda memerlukan ujian meterai tekanan.

Apakah nilai rintangan DC untuk probe 5.0m ini? Ia adalah 7.2 ± 0.8 ohm dari konduktor tengah ke konduktor luar.

Bolehkah saya mendapatkan pilihan kelulusan agensi? Versi ini datang dengan Pilihan 00 (Tidak diperlukan).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Hak cipta terpelihara.
Hubungi: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825