330706-005-046-90-00-05 Bently Nevada 3300 XL Probe Proksimit 11mm

2026-04-24T11:21:38+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 215.00

3300 XL Probe Pemasangan Terbalik 11 mm

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama: Bently Nevada

Nombor Model (Sufiks Penuh): 330706-005-046-90-00-05

330706-005-046 – Benang M10 x 1 (probe pemasangan terbalik)

CC-DD-EE: 90 = 9.0 meter (29.5 kaki) panjang keseluruhan

Pilihan Penyambung 00: Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™

Kelulusan Agensi 05: Pelbagai kelulusan (ATEX, CSA, dll.)

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS)

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304

Jenis Kabel: 75 Ω triaxial FEP berinsulasi, 9 meter

Rintangan DC (RPROBE): 5.9 ± 0.5 ohm (dari pusat ke konduktor luar pada pemeriksaan panjang 1.0m)

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Suhu Penyimpanan: Julat sama; elakkan di bawah -34°C untuk melindungi meterai tekanan Viton®

Tork Maksimum Sarung Probe: 22.6 N•m (200 in•lb) / Disyorkan: 7.5 N•m (66 in•lb)

Tork Maksimum Penyambung: 0.565 N•m (5 in•lb) – disyorkan ketat jari

Radius Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci) dengan atau tanpa pelindung SST

Berat: 0.07 kg (ringan untuk penghalaan mudah)

Penebatan Tekanan: Reka bentuk tekanan berbeza cincin O Viton® (tidak diuji tekanan sebelum penghantaran)

Penghantaran & Soalan Lazim

Pengangkut: FedEx, UPS, DHL ekspres seluruh dunia.

S: Adakah probe ini berfungsi dengan monitor 3300 XL? J: Ya, ia khusus untuk sistem Bently Nevada 3300 XL.

S: Bolehkah kami menguji meterai tekanan sebelum penghantaran? J: Hubungi jabatan reka bentuk khas kami untuk ujian tekanan.

S: Apa yang berlaku di bawah -34°C? J: Cincin O Viton® mungkin gagal lebih awal.

S: Adakah kabel boleh diganti? J: Tidak, kabel dibentuk kilang pada pemasangan 3300 XL Probe 11 mm.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.