330706-005-046-50-02-05 Bently Nevada 3300 XL Probe Pemasangan Terbalik

2026-04-24T10:57:23+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 253.00

330706-005-046-50-02-05 | Probe Pemasangan Terbalik Bently Nevada 3300 XL 11 mm

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama & Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-05 – probe siri 3300 XL yang sebenar.

Pilihan Panjang Keseluruhan: 5.0 meter (16.4 kaki). Pasangkan probe lima meter ini hanya dengan Sensor Proximitor lima meter.

Pilihan Penyambung: 02 = Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™ untuk pemindahan isyarat yang selamat.

Kelulusan Agensi: 05 = Pelbagai kelulusan memenuhi piawaian global.

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS) tahan haus dan bahan kimia.

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST) memberikan ketahanan kakisan yang sangat baik.

Kabel Probe: Kabel triaxial 75 Ω berpenebat FEP. Panjang tersedia: 1, 5, atau 9 meter.

Rintangan DC (panjang 5.0m): 7.2 ± 0.8 ohm dari konduktor pusat ke konduktor luar.

Suhu Operasi & Penyimpanan: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F). Nota: pendedahan di bawah -34°C (-30°F) boleh merosakkan meterai tekanan.

Kemampuan Tekanan: Menyegel tekanan berbeza dengan cincin O Viton®. Ujian tekanan kilang tidak termasuk – hubungi Ubest Automation untuk ujian khusus.

Berat: 0.07 kg (ringan untuk pengendalian mudah).

Maklumat Lengkap Akhiran (Struktur Pokok)

330706-005-046-50-02-05

005 = panjang keseluruhan 5.0 meter (probe lima meter)

046 = konfigurasi probe khas

50 = pilihan panjang tanpa ulir

02 = penyambung koaksial Miniature ClickLoc™

05 = pelbagai kelulusan agensi

Jenis ulir: ulir M10 x 1

Soalan Lazim (FAQ)

Bolehkah saya menggunakan probe lima meter ini dengan Sensor Proximitor sembilan meter? Tidak – sentiasa pasangkan probe lima meter dengan Sensor Proximitor lima meter.

Adakah probe diuji tekanan sebelum penghantaran? Tidak – unit standard tidak menjalani ujian tekanan. Mohon ujian khusus dari Ubest Automation jika perlu.

Apakah julat suhu yang sesuai untuk meterai tekanan? Elakkan suhu di bawah -34°C (-30°F) untuk mengekalkan meterai Viton®.

Bolehkah saya membengkokkan kabel dengan ketat? Tidak – kekalkan jejari lenturan minimum 25.4 mm untuk mengelakkan kerosakan.

Penulis: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.