330706-005-046-90-02-00 Probe Pemasangan Terbalik Bently Nevada 11mm

2026-04-24T11:25:18+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 215.00

Probe Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm untuk Pemantauan Tugas Berat

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama: Bently Nevada

Nombor Model (Sufiks Penuh): 330706-005-046-90-02-00

330706-005-046 – Benang pemasangan terbalik M10 x 1

CC-DD-EE: 90 = 9.0 meter (29.5 kaki) panjang keseluruhan

Pilihan Penyambung 02: Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™

Kelulusan Agensi 00: Tidak diperlukan (versi standard)

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS)

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST)

Jenis Kabel: 75 Ω triaxial FEP berinsulasi, 9 meter

Rintangan DC (RPROBE): 8.5 ± 1.1 ohm (dari pusat ke konduktor luar pada panjang 9.0m)

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Suhu Penyimpanan: Julat sama; elakkan di bawah -34°C untuk melindungi meterai Viton®

Tork Maksimum Sarung Probe: 22.6 N•m (200 in•lb) / Disyorkan: 7.5 N•m (66 in•lb)

Tork Maksimum Penyambung: 0.565 N•m (5 in•lb) – ketat dengan jari sahaja

Radius Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci) dengan atau tanpa pelindung SST

Berat: 0.07 kg (sangat ringan untuk penghalaan mudah)

Penebatan Tekanan: Meterai cincin O Viton® menebat tekanan berbeza (tidak diuji tekanan sebelum penghantaran)

Penghantaran & Soalan Lazim

Pengangkut: FedEx, UPS, DHL ekspres seluruh dunia.

S: Adakah probe ini berfungsi dengan sistem 3300 XL? J: Ya, ia sesuai dengan monitor Bently Nevada 3300 XL dengan sempurna.

S: Bolehkah kami menguji meterai tekanan sebelum penghantaran? J: Hubungi jabatan reka bentuk khas kami untuk ujian tekanan.

S: Apa yang berlaku di bawah -34°C? J: Cincin O Viton® mungkin gagal lebih awal.

S: Adakah kabel boleh diganti? J: Tidak, kabel dibentuk kilang pada pemasangan Probe 3300 XL 11 mm.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.