330706-005-046-90-02-05 Bently Nevada 3300 XL Pemasangan Terbalik 11mm

2026-04-24T10:46:25+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 253.00

Gambaran Produk – Probe Pemasangan Terbalik Bently Nevada 3300 XL 11 mm

Pengilang: Bently Nevada (Dibuat di U.S.A).

Nombor model: 330706-005-046-90-02-05 – unit lengkap siri 3300 XL.

Jenis probe: Probe Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm dengan kabel triaxial.

Penulis: Ubest Automation menyediakan rujukan teknikal ini untuk penyelenggaraan ramalan.

Probe ini berfungsi dalam suhu ekstrem dari -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F).

Kelebihan utama: Ujung Polyphenylene sulfide (PPS) dan sarung keluli tahan karat AISI 304.

Maklumat Sufiks Lengkap (Struktur Pokok)

330706-005-046- CC-DD-EE M10 x 1 benang
├─ CC = 90 → Pilihan Panjang Keseluruhan : 9.0 meter (29.5 kaki)
├─ DD = 02 → Penyambung: Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™
└─ EE = 05 → Kelulusan Agensi: Pelbagai Kelulusan
└─ Jenis benang: M10 x 1 benang (pemasangan metrik)

Spesifikasi Teknikal – Fokus Jenama & Model

Jenama: Bently Nevada – peneraju global dalam perlindungan mesin.

No. Produk: 330706-005-046-90-02-05 (Probe Pemasangan Terbalik 3300 XL 11 mm).

Bahan Ujung Probe: Polyphenylene sulfide (PPS) untuk ketahanan tinggi.

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST) tahan kakisan.

Kabel Probe: 75 Ω triaxial, berpenebat FEP (fluorinated ethylene propylene).

Panjang keseluruhan standard tersedia: 1m, 5m, atau 9m (model ini: 9.0m).

Rintangan DC (panjang 9m): 8.5 ± 1.1 ohm (dari pusat ke konduktor luar).

Suhu Operasi & Penyimpanan: -52°C hingga +177°C (-62°F hingga +351°F).

Penebat tekanan probe: Penebat tekanan berbeza cincin O Viton®.

Radius lenturan minimum: 25.4 mm (1.0 in) dengan atau tanpa pelindung SST.

Tork penyambung: ketat jari (maks 0.565 N•m / 5 in•lb).

Berat: 0.07 kg – ringan untuk pemasangan mudah.

Soalan Lazim (FAQ)

S: Adakah probe ini serasi dengan kabel sambungan 3300 XL?
J: Ya, 330706-005-046-90-02-05 berfungsi dengan kabel sambungan triaxial standard Bently Nevada.

S: Bolehkah kami menggunakan probe ini dalam perkhidmatan hidrogen?
J: Hubungi Bently Nevada secara langsung kerana model ini tidak termasuk ujian tekanan hidrogen.

S: Apakah panjang kabel maksimum tanpa degradasi isyarat?
J: 305 meter (1000 kaki) dengan padanan impedans pemacu yang betul.

S: Adakah ujung probe tahan terhadap pendedahan bahan kimia?
J: Ujung PPS menawarkan ketahanan cemerlang terhadap kebanyakan asid dan pelarut.

S: Bagaimana kami mengesahkan rintangan DC probe?
J: Gunakan multimeter antara pusat dan konduktor luar – jangka 8.5 ±1.1 ohm untuk panjang 9m.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Hak cipta terpelihara.