330706-005-046-50-02-00 Bently Nevada | Probe Pemasangan Terbalik

2026-04-24T11:17:46+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | Probe Pemasangan Terbalik Bently Nevada 3300 XL 11 mm

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama & Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – probe pemasangan terbalik siri 3300 XL asli.

Pilihan Panjang Keseluruhan: 50 = 5.0 meter (16.4 kaki). Gunakan probe lima meter ini hanya dengan Sensor Proximitor lima meter.

Pilihan Penyambung: 02 = Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™ untuk pemindahan isyarat yang selamat.

Pilihan Kelulusan Agensi: 00 = Tidak diperlukan untuk konfigurasi ini.

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS) tahan haus dan bahan kimia.

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST) memberikan ketahanan kakisan yang sangat baik.

Kabel Probe: Kabel triaxial 75 Ω berpenebat FEP. Panjang tersedia: 1, 5, atau 9 meter.

Rintangan DC (panjang 5.0m): 7.2 ± 0.8 ohm dari konduktor pusat ke konduktor luar.

Suhu Operasi & Penyimpanan: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F). Pendedahan di bawah -34°C (-30°F) boleh merosakkan meterai tekanan.

Kemampuan Tekanan: Menyegel tekanan berbeza menggunakan cincin O Viton®. Ujian tekanan kilang tidak termasuk – hubungi Ubest Automation untuk ujian khusus.

Berat: 0.07 kg untuk pengendalian mudah.

Maklumat Lengkap Sufiks (Struktur Pokok)

330706-005-046-50-02-00

005 = panjang keseluruhan 5.0 meter (probe lima meter)

046 = konfigurasi probe khas

50 = pilihan panjang tanpa ulir

02 = penyambung koaksial Miniature ClickLoc™

00 = Tiada kelulusan agensi diperlukan

Jenis ulir: Ulir M10 x 1

Spesifikasi Mekanikal & Tork

Tork Penyambung Disyorkan: Ketat dengan jari – tiada alat diperlukan.

Tork Penyambung Maksimum: 0.565 N•m (5 in•lb) untuk mengelakkan ketat berlebihan.

Radius Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci) – terpakai dengan atau tanpa pelindung keluli tahan karat.

Jenis Penyambung: Miniature ClickLoc™ memastikan sambungan tahan getaran.

Keluarga Probe: Sesuai untuk siri Probe Proximity 3300 XL 11mm dari Bently Nevada.

Soalan Lazim (FAQ)

Bolehkah saya menggunakan probe lima meter ini dengan Sensor Proximitor sembilan meter? Tidak – sentiasa padankan probe lima meter dengan Sensor Proximitor lima meter sahaja.

Adakah probe diuji tekanan dari kilang? Tidak – unit standard tidak menjalani ujian tekanan. Mohon ujian khusus dari Ubest Automation jika perlu.

Apakah julat suhu yang menjaga meterai tekanan selamat? Elakkan operasi di bawah -34°C (-30°F) untuk melindungi meterai Viton®.

Apakah maksud pilihan kelulusan agensi 00? Konfigurasi ini tidak memerlukan kelulusan agensi tertentu.

Adakah 330706-005-046-50-02-00 sesuai untuk pemasangan terbalik? Ya – probe ini direka khas untuk aplikasi pemasangan terbalik.

Penulis: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.