Probe Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00 | Sensor 3300 XL 11mm

2026-04-30T11:58:09+08:00

Type: Probe
Price: 241.00

Probe Getaran Bently Nevada 3300 XL 11mm - Pemantauan Mesin yang Boleh Dipercayai

Dapatkan data getaran tepat dengan probe proksimit Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00. Sensor 11mm ini adalah bahagian utama siri pemantauan 3300 XL. Ia memastikan pengesanan awal kerosakan pada turbin dan motor. Badan keluli tahan karatnya mampu menahan keadaan industri yang lasak. Kabel panjang 9 meter membolehkan penempatan sensor yang fleksibel berhampiran mesin anda.

Spesifikasi Utama Produk

Jenama & Model: Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00

Jenis Probe: Diameter 11 mm, Sensor Proksimit

Julat Pengukuran: Bergantung pada voltan jurang sistem (biasanya 200 mil/5.08mm)

Panjang Kabel: 9.0 meter (29.5 kaki) standard

Spesifikasi Elektrik: Impedans 75 Ω, Rintangan DC 8.5 ± 1.1 Ohm

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (termasuk penyimpanan)

Bahan Kes: Keluli Tahan Karat AISI 304

Bahan Tip: Polyphenylene Sulfide (PPS) yang Tahan Lasak

Jaket Kabel: Fluoroethylene Propylene (FEP)

Saiz Benang: Standard 5/8-18 UNF

Panjang Kes: 2.4 inci (termasuk benang)

Penyahkod Nombor Model: 330707-00-24-90-01-00

► 330707 – Model Asas

Siri 3300 XL, Probe 11mm, Benang 5/8-18 UNF, Tiada Armor

► 00 – Panjang Batang Tanpa Benang

Panjang: 0 inci.

► 24 – Panjang Kes Keseluruhan

Panjang: 2.4 inci.

► 90 – Jumlah Panjang Kabel

Panjang: 9.0 meter (Pra-pasang).

► 01 – Jenis Penyambung & Kabel

Penyambung Miniatur Coaxial ClickLoc dengan Kabel Standard.

► 00 – Kelulusan Agensi

Versi industri standard. Tiada pensijilan khas.

Butiran Pemasangan & Pengendalian

Arahan Pemasangan:

Pasang menggunakan benang 5/8-18 UNF.

Gunakan kunci tork. Tork yang disyorkan ialah 15.2 N•m (133 in•lb).

Jangan melebihi tork maksimum 45.2 N•m (400 in•lb).

Kedalaman penglibatan benang maksimum ialah 0.938 inci.

Penjagaan Kabel & Penyambung:

Sambungkan dengan tangan. Penyambung hanya perlu diketatkan dengan jari.

Tork maksimum penyambung hanya 0.565 N•m (5 in•lb).

Lindungi kabel. Kekalkan jejari lenturan melebihi 25.4 mm (1.0 inci).

Elakkan meremas atau menarik kabel semasa pemasangan.

Maklumat Keserasian & Waranti

Keserasian Sistem:

Probe 330707-00-24-90-01-00 ini berfungsi dengan:

Sistem Pemantauan Bently Nevada 3300 XL.

Sistem Pemantauan Bently Nevada 3500.

Sistem lain yang menggunakan input proximity -24 Vdc.

Semak manual monitor anda untuk sokongan probe 11mm.

Waranti & Sokongan:

Produk ini dilindungi oleh waranti penuh 12 bulan.

Waranti meliputi kecacatan bahan dan kerja.

Hubungi kami untuk perkhidmatan waranti atau sokongan teknikal.

Maklumat Penghantaran

Berat Penghantaran: Kira-kira 0.17 kg setiap unit.

Penghantaran Global: Kami menghantar ke seluruh dunia menggunakan FedEx, UPS, dan DHL.

Maklumat penjejakan disediakan untuk setiap pesanan.

Soalan Lazim Pakar

Apakah maksud akhiran "01" dalam nombor model?

“01” bermaksud ia mempunyai kabel standard dan penyambung ClickLoc. Ia bukan versi FluidLoc. Pilih ini untuk kegunaan dalam rumah biasa.

Bolehkah saya memotong atau memanjangkan kabel 9 meter?

Tidak. Panjang kabel tetap pada 9 meter. Memotong atau menyambung boleh merosakkan kalibrasi elektrik. Pesan model lain jika anda memerlukan kabel yang lebih pendek atau panjang.

Apakah kepekaan probe (mV/mil)?

Kepekaan biasa ialah 200 mV/mil (7.87 V/mm). Nilai ini standard untuk probe 11mm dan berfungsi dengan monitor Bently Nevada anda.

Bagaimana saya mengendalikan probe dalam persekitaran sejuk?

Berhati-hati di bawah -34°C. Penutup dalaman mungkin menjadi rapuh. Biarkan probe memanas perlahan sebelum menghidupkan kuasa dalam keadaan sangat sejuk.

Adakah tip probe boleh diganti jika rosak?

Tidak. Tip PPS adalah bahagian tetap dalam pemasangan probe. Jika tip rosak, unit probe keseluruhan mesti diganti untuk bacaan yang boleh dipercayai.

© 2025 Ubest Automation Limited. Semua hak terpelihara.
Sumber Asal: https://www.ubestplc.com/
Hubungi: sales@ubestplc.com Telefon: +86 180 3000 5825