Probe Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 | FluidLoc Berperisai 5m

2026-04-30T11:58:22+08:00

Type: Probe
Price: 231.00

Bently Nevada 3300 XL Probe Proksimitas 11mm dengan Kabel Berperisai 5 Meter

Ini Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 adalah sensor industri tugas berat. Ia mempunyai kabel berperisai sepanjang 5 meter untuk jangkauan yang lebih jauh. Kabel ini juga dilengkapi teknologi FluidLoc untuk menahan kelembapan. Badan probe menggunakan keluli tahan karat 304 yang kuat. Ujungnya diperbuat daripada plastik PPS yang tahan lasak. Sensor ini sesuai untuk mesin besar atau yang sukar dicapai. Ia mesti dipasangkan dengan sensor Proximitor 5 meter. Dapatkan data getaran yang boleh dipercayai dalam keadaan sukar.

Konfigurasi Nombor Bahagian: 330707-00-24-50-12-00

330707 (Model Asas):

Keluarga Sistem Pemantauan 3300 XL.

Probe Proksimitas Diameter 11mm.

Benang 1/2-20 UNF dengan Pelindung Keluli Tahan Karat.

00 (Panjang Tanpa Ulir): 0.0 inci. Sarung sepenuhnya berulir.

24 (Panjang Sarung): 2.4 inci panjang keseluruhan.

50 (Panjang Kabel): 5.0 meter (16.4 kaki) panjang.

12 (Penyambung & Kabel): Penyambung ClickLoc dengan kabel FluidLoc.

00 (Kelulusan): Tiada sijil agensi khas diperlukan.

Spesifikasi Teknikal Terperinci

Jenama & Model Penuh: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

Siri Produk: 3300 XL Pemantauan Getaran

Prinsip Pengesanan: Perpindahan Arus Eddy

Diameter Probe: 11 mm

Bahan Tip: Polifenilena Sulfida (PPS) yang Tahan Lama

Bahan Kes: Keluli Tahan Karat AISI 304

Jenis Kabel: 75 Ohm Triaxial

Perlindungan Kabel: Perisai Keluli Tahan Karat & Penghalang Kelembapan FluidLoc

Penebat Kabel: FEP (Tahan Suhu Tinggi)

Jumlah Panjang Kabel: 5.0 Meter (16.4 Kaki)

Rintangan Elektrik (5m): 7.2 Ohm ± 0.8 Ohm

Isyarat Output: Voltan Jurang (Memerlukan monitor yang serasi)

Benang Pemasangan: 1/2-20 UNF

Benang Alternatif: M16 x 1.5 mm

Penglibatan Benang Maksimum: 0.750 inci (1/2-20)

Tork Pemasangan: 15.2 N·m (133 in-lb)

Tork Maksimum: 45.2 N·m (400 in-lb)

Jenis Penyambung: ClickLoc Koaksial

Tork Penyambung: Ketat dengan Tangan Sahaja

Jejari Lenturan Kabel: Min 25.4 mm (1.0 inci)

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Seal: O-Ring Viton Pra-pasang

Amaran Suhu Rendah: Jangan pasang di bawah -34°C (-29°F)

Panduan Pemasangan

Ini 330707-00-24-50-12-00 probe hanya berfungsi dengan sensor Proximitor 5 meter.

Rancang laluan selamat untuk kabel berperisai 5 meter.

Bersihkan benang lubang pemasangan sebelum pemasangan.

Mulakan probe dengan tangan untuk mengelakkan benang silang.

Gunakan kunci tork untuk mengetatkan hingga 15.2 N·m.

Tekan penyambung ClickLoc sehingga ia berbunyi klik dan terkunci.

Jangan bengkokkan kabel dengan jejari kurang daripada 1 inci.

Simpan probe di atas -34°C sebelum memasang.

Maklumat Keserasian

Probe ini direka untuk sistem pemantauan Bently Nevada 3300 XL. Anda mesti menggunakannya dengan sensor Proximitor kabel 5 meter yang sepadan. Kabel FluidLoc berperisai sesuai untuk persekitaran basah atau yang memerlukan ketahanan fizikal.

Sijil & Kelulusan

Produk ini (akhiran -00) untuk kegunaan industri umum. Ia tidak mempunyai sijil kawasan berbahaya khusus seperti ATEX atau CSA.

Kandungan Pakej & Waranti

Satu Bently Nevada 3300 XL 11mm Proximity Probe.

Satu kabel FluidLoc berperisai 5 meter bersepadu dengan penyambung ClickLoc.

Semua komponen pengedap yang diperlukan (O-ring).

Produk ini termasuk jaminan 12 bulan terhadap kecacatan.

Maklumat Penghantaran

Kami menghantar ke seluruh dunia menggunakan FedEx, UPS, dan DHL. Anda akan menerima maklumat penjejakan selepas pesanan anda dihantar.

Soalan Lazim (FAQ)

Apakah manfaat utama kabel FluidLoc berperisai?

Perisai memberikan perlindungan terhadap tekanan dan geseran. Lapisan FluidLoc menghalang cecair daripada meresap ke dalam kabel. Gabungan ini sesuai untuk kawasan yang keras dan basah.

Bolehkah saya menggunakan Proximitor dengan panjang kabel yang berbeza dengan probe ini?

Tidak. Kalibrasi sistem memerlukan panjang yang sepadan. Proximitor 5 meter ini 330707-00-24-50-12-00 probe hanya berfungsi dengan Proximitor 5 meter.

Apakah julat pengukuran tipikal untuk probe ini?

Julat celah yang boleh diukur bergantung pada monitor yang disambungkan. Sistem biasa menawarkan julat sehingga 80 mil (2 mm) atau lebih.

Adakah probe ini selamat digunakan dalam keadaan luar?

Kabel FluidLoc berperisai memberikan perlindungan yang baik. Walau bagaimanapun, ia tidak direka untuk rendaman berterusan. Lindungi sambungan daripada pendedahan cuaca secara langsung.

Bagaimana saya tahu jika aplikasi saya memerlukan probe ini?

Pilih model ini jika anda memerlukan kabel panjang (5m) di kawasan yang mempunyai risiko fizikal atau kelembapan. Pastikan juga sistem pemantauan anda menggunakan Proximitor 5 meter.

© 2025 Ubest Automation Limited. Semua hak cipta terpelihara.
Sumber Asal: https://www.ubestplc.com/
Hubungi: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825