330706-005-046-10-00-00 Probe Pemasangan Terbalik Bently Nevada

2026-04-24T11:28:10+08:00

Type: Probe Pemasangan Terbalik
Price: 215.00

3300 XL Probe Pemasangan Terbalik 11 mm untuk Pengesanan Getaran Ketepatan

Spesifikasi Teknik Utama

Jenama: Bently Nevada

Nombor Model (Sufiks Penuh): 330706-005-046-10-00-00

330706-005-046 – Benang pemasangan terbalik M10 x 1

CC-DD-EE: 10 = 1.0 meter (3.3 kaki) panjang keseluruhan

Pilihan Penyambung 00: Penyambung koaksial Miniature ClickLoc™

Kelulusan Agensi 00: Tidak diperlukan (versi standard)

Bahan Ujung Probe: Polifenilena sulfida (PPS)

Bahan Sarung Probe: Keluli tahan karat AISI 304 (SST)

Jenis Kabel: 75 Ω triaxial FEP berinsulasi, 1.0 meter

Rintangan DC (RPROBE): 5.9 ± 0.5 ohm (konduktor tengah ke konduktor luar pada panjang 1.0m)

Suhu Operasi: -51°C hingga +177°C (-60°F hingga +351°F)

Suhu Penyimpanan: Julat yang sama; elakkan di bawah -34°C untuk melindungi meterai Viton®

Tork Maksimum Sarung Probe: 22.6 N•m (200 in•lb) / Disyorkan: 7.5 N•m (66 in•lb)

Tork Maksimum Penyambung: 0.565 N•m (5 in•lb) – ketat jari sahaja

Radius Lenturan Minimum: 25.4 mm (1.0 inci) dengan atau tanpa pelindung SST

Berat: 0.07 kg

Penebatan Tekanan: Meterai cincin O Viton® menebat tekanan berbeza (tidak diuji sebelum penghantaran)

Nota Pemasangan & Mekanikal

Gunakan tork yang disyorkan 7.5 N•m pada sarung probe.

Ketatkan penyambung dengan jari untuk mengelakkan tekanan berlebihan.

Jangan lenturkan kabel FEP lebih ketat daripada radius 25.4 mm.

Simpan atau gunakan 3300 XL Probe Proximity 11 mm ini di atas -34°C.

Penghantaran & Soalan Lazim

Pengangkut: FedEx, UPS, DHL ekspres seluruh dunia.

S: Adakah probe ini berfungsi dengan sistem 3300 XL? J: Ya, ia sesuai dengan monitor Bently Nevada dengan sempurna.

S: Bolehkah kami menguji meterai tekanan sebelum penghantaran? J: Hubungi jabatan reka bentuk khas kami untuk ujian.

S: Apa yang berlaku di bawah -34°C? J: Cincin O Viton® mungkin gagal lebih awal.

S: Adakah kabel boleh diganti? J: Tidak, kabel ini dibentuk kilang pada pemasangan 3300 XL Probe 11 mm.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Hak cipta terpelihara.