330706-005-046-50-02-00 Bently Nevada | Czujnik montowany od tyłu

2026-04-24T11:17:46+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | Czujnik Bently Nevada 3300 XL 11 mm do montażu odwróconego

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka i Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – oryginalny czujnik serii 3300 XL do montażu odwróconego.

Opcja Długości Całkowitej: 50 = 5,0 metra (16,4 stopy). Używaj tego pięciometrowego czujnika tylko z pięciometrowym czujnikiem Proximitor.

Opcja Złącza: 02 = Miniaturowe złącze coaxialne ClickLoc™ dla bezpiecznego przesyłu sygnału.

Opcja Zatwierdzenia Agencji: 00 = Nie wymaga zatwierdzenia dla tej konfiguracji.

Materiał Końcówki Czujnika: Polifenylosulfid (PPS) odporny na ścieranie i chemikalia.

Materiał Obudowy Czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST) zapewniająca doskonałą odporność na korozję.

Kabel Czujnika: Kabel trójosiowy 75 Ω, izolowany FEP. Dostępne długości: 1, 5 lub 9 metrów.

Opór DC (długość 5,0 m): 7,2 ± 0,8 oma od przewodu centralnego do przewodu zewnętrznego.

Temperatura Pracy i Przechowywania: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F). Narażenie poniżej -34°C (-30°F) może uszkodzić uszczelnienie ciśnieniowe.

Możliwość Pracy pod Ciśnieniem: Uszczelnia różnicę ciśnień za pomocą pierścienia Viton® O‑ring. Test ciśnieniowy w fabryce nie jest wliczony – skontaktuj się z Ubest Automation w celu testów niestandardowych.

Waga: 0,07 kg dla łatwej obsługi.

Pełne Informacje o Sufiksie (Struktura Drzewa)

330706-005-046-50-02-00

005 = długość całkowita 5,0 metra (pięciometrowy czujnik)

046 = specjalna konfiguracja czujnika

50 = opcja długości bez gwintu

02 = miniaturowe złącze coaxialne ClickLoc™

00 = brak wymaganego zatwierdzenia agencji

Typ gwintu: gwint M10 x 1

Specyfikacje Mechaniczne i Momentu Obrotowego

Zalecany Moment Dokręcenia Złącza: Dokręcić palcami – nie wymaga narzędzi.

Maksymalny Moment Dokręcenia Złącza: 0,565 N•m (5 in•lb) aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu.

Minimalny Promień Zgięcia: 25,4 mm (1,0 cala) – dotyczy z osłoną ze stali nierdzewnej lub bez niej.

Typ Złącza: Miniaturowe ClickLoc™ zapewnia odporne na wibracje połączenie.

Rodzina Czujników: Idealny dla serii 3300 XL 11mm Proximity Probe od Bently Nevada.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy mogę użyć tego pięciometrowego czujnika z dziewięciometrowym czujnikiem Proximitor? Nie – zawsze łącz pięciometrowe czujniki tylko z pięciometrowymi czujnikami Proximitor.

Czy czujnik jest testowany pod ciśnieniem w fabryce? Nie – standardowe jednostki nie są testowane pod ciśnieniem. W razie potrzeby zamów test niestandardowy u Ubest Automation.

Jaki zakres temperatur chroni uszczelnienie ciśnieniowe? Unikaj pracy poniżej -34°C (-30°F), aby chronić uszczelnienie Viton®.

Co oznacza opcja zatwierdzenia agencji 00? Ta konfiguracja nie wymaga żadnego specjalnego zatwierdzenia agencji.

Czy 330706-005-046-50-02-00 nadaje się do montażu odwróconego? Tak – ten czujnik jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań z montażem odwróconym.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.