330706-005-046-90-02-00 Czujnik Bently Nevada do montażu odwróconego 11 mm

2026-04-24T11:25:18+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 215.00

3300 XL 11 mm Czujnik montowany od tyłu do monitoringu ciężkich warunków

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka: Bently Nevada

Numer modelu (pełny sufiks): 330706-005-046-90-02-00

330706-005-046 – Gwinty montażowe od tyłu M10 x 1

CC-DD-EE: 90 = 9,0 metrów (29,5 stopy) całkowitej długości

Opcja złącza 02: Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc™

Zatwierdzenie agencji 00: Nie wymagane (wersja standardowa)

Materiał końcówki czujnika: Polifenylosulfid (PPS)

Materiał obudowy czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST)

Typ kabla: 75 Ω trójosiowy izolowany FEP, 9 metrów

Rezystancja DC (RPROBE): 8,5 ± 1,1 oma (od środka do przewodu zewnętrznego przy długości 9,0 m)

Temperatura pracy: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F)

Temperatura przechowywania: Ten sam zakres; unikać poniżej -34°C, aby chronić uszczelkę Viton®

Maksymalny moment dokręcenia obudowy czujnika: 22,6 N•m (200 in•lb) / Zalecany: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maksymalny moment dokręcenia złącza: 0,565 N•m (5 in•lb) – tylko dokręcenie palcami

Minimalny promień gięcia: 25,4 mm (1,0 cala) z osłoną SST lub bez

Waga: 0,07 kg (bardzo lekki dla łatwego prowadzenia)

Uszczelnienie ciśnieniowe: Uszczelki Viton® O-ring uszczelniają różnicę ciśnień (nie testowane pod ciśnieniem przed wysyłką)

Dostawa i FAQ

Przewoźnicy: FedEx, UPS, DHL ekspres na całym świecie.

P: Czy ten czujnik działa z systemami 3300 XL? O: Tak, idealnie pasuje do monitorów Bently Nevada 3300 XL.

P: Czy możemy przetestować uszczelnienie ciśnieniowe przed wysyłką? O: Skontaktuj się z naszym działem projektów niestandardowych w celu testów ciśnieniowych.

P: Co się dzieje poniżej -34°C? O: Uszczelka Viton® O-ring może ulec przedwczesnemu uszkodzeniu.

P: Czy kabel jest wymienny? O: Nie, kabel jest fabrycznie wtopiony w zespół 3300 XL 11 mm Czujnik.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.