330710-000-050-50-02-05 Czujnik zbliżeniowy Bently Nevada 5.0m

2026-04-23T11:07:21+08:00

Typ: Sonda 11 mm
Cena: 219.00

3300 XL 11 mm Sonda – Długość 5,0 metra z wieloma aprobatami

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka: Bently Nevada (Wyprodukowano w USA)

Model: 330710-000-050-50-02-05

Typ Produktu: 3300 XL 11 mm Sonda Proximity

Rezystancja dc sondy (długość 5,0 m): 7,2 ± 0,8 omów (od środka do przewodu zewnętrznego)

Minimalna średnica celu (płaska powierzchnia): 30,5 mm (1,2 cala)

Zalecana średnica wału: minimum 152 mm (6,0 cala)

Materiał końcówki sondy: Polifenylosulfid (PPS)

Materiał obudowy sondy: Stal nierdzewna AISI 304

Specyfikacja kabla: 75 Ω trójosiowy, izolacja FEP

Maksymalny moment obrotowy obudowy sondy (M16x1.5): 63,3 N•m (560 in•lb)

Zalecany moment obrotowy: 21,1 N•m (187 in•lb)

Minimalny promień gięcia (z osłoną/bez osłony): 25,4 mm (1,0 cala)

Maksymalna długość zaangażowania gwintu: 24 mm

Temperatura pracy (tylko sonda): -52°C do +177°C (-62°F do +351°F)

Temperatura przechowywania (tylko sonda): -52°C do +105°C (-62°F do +221°F)

Opcja aprobaty agencji (05): Wiele aprobat

Informacje o sufiksie (struktura drzewa)

330710 – 3300 XL 11 mm Sonda, gwint M16 x 1,5, z osłoną

Opcja długości bez gwintu (000) = 0 mm

Opcja całkowitej długości obudowy (050) = 50 mm

Opcja całkowitej długości (50) = 5,0 metra (16,4 stopy)

Opcja złącza i typu kabla (02) = Miniaturowe złącze koncentryczne ClickLoc, standardowy kabel

Opcja aprobaty agencji (05) = Wiele aprobat

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę używać tej 3300 XL 11 mm Sondy ze standardowym Proximitor? Nie, wersja pięciometrowa wymaga wyłącznie czujnika Proximitor o długości pięciu metrów.

Jaka jest dokładna rezystancja dc 330710-000-050-50-02-05? Wynosi 7,2 ± 0,8 oma dla długości 5,0 metra.

Czy ta sonda posiada aprobaty agencji? Tak, opcja 05 zapewnia wiele aprobat.

Czy sonda jest zanurzalna w oleju lub wodzie? Nie, pozostaje niezanurzalna nawet z zabezpieczonymi złączami.

Jaki moment obrotowy należy zastosować dla gwintu M16x1,5? Zalecany moment obrotowy to 21,1 N•m.

Kto dostarcza i wspiera ten produkt? Ubest Automation zapewnia pełne wsparcie dla tej sondy.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.