330706-005-046-50-02-05 Bently Nevada 3300 XL czujnik montowany od tyłu

2026-04-24T10:57:23+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 253.00

330706-005-046-50-02-05 | Czujnik Bently Nevada 3300 XL 11 mm montowany od tyłu

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka i Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-05 – prawdziwy czujnik serii 3300 XL.

Opcja Długości Całkowitej: 5,0 metra (16,4 stopy). Łącz ten pięciometrowy czujnik tylko z pięciometrowym czujnikiem Proximitor.

Opcja Złącza: 02 = Miniaturowe złącze coaxialne ClickLoc™ dla bezpiecznego przesyłu sygnału.

Zatwierdzenia Agencji: 05 = Wiele zatwierdzeń spełniających globalne normy.

Materiał Końcówki Czujnika: Polifenylosulfid (PPS) odporny na ścieranie i chemikalia.

Materiał Obudowy Czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST) zapewniająca doskonałą odporność na korozję.

Kabel Czujnika: Kabel trójosiowy 75 Ω, izolowany FEP. Dostępne długości: 1, 5 lub 9 metrów.

Opór DC (długość 5,0 m): 7,2 ± 0,8 oma od przewodu centralnego do przewodu zewnętrznego.

Temperatura Pracy i Przechowywania: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F). Uwaga: narażenie poniżej -34°C (-30°F) może uszkodzić uszczelkę ciśnieniową.

Możliwość Ciśnieniowa: Uszczelnia różnicę ciśnień za pomocą pierścienia Viton®. Test ciśnieniowy fabryczny nie jest wliczony – skontaktuj się z Ubest Automation w celu testów niestandardowych.

Waga: 0,07 kg (lekki dla łatwej obsługi).

Pełne Informacje o Sufiksie (Struktura Drzewa)

330706-005-046-50-02-05

005 = długość całkowita 5,0 metra (pięciometrowy czujnik)

046 = specjalna konfiguracja czujnika

50 = opcja długości bez gwintu

02 = miniaturowe złącze coaxialne ClickLoc™

05 = wiele zatwierdzeń agencji

Typ gwintu: gwint M10 x 1

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy mogę użyć tego pięciometrowego czujnika z dziewięciometrowym czujnikiem Proximitor? Nie – zawsze łącz pięciometrowe czujniki z pięciometrowymi czujnikami Proximitor.

Czy czujnik jest testowany pod ciśnieniem przed wysyłką? Nie – standardowe jednostki nie są testowane pod ciśnieniem. W razie potrzeby zamów test niestandardowy u Ubest Automation.

Jaki zakres temperatur jest odpowiedni dla uszczelki ciśnieniowej? Unikaj temperatur poniżej -34°C (-30°F), aby zachować integralność uszczelki Viton®.

Czy mogę mocno zgiąć kabel? Nie – zachowaj minimalny promień gięcia 25,4 mm, aby zapobiec uszkodzeniom.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.