330706-005-046-10-00-00 Czujnik Bently Nevada montowany od tyłu

2026-04-24T11:28:10+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 215.00

3300 XL 11 mm Czujnik Montowany Odwrotnie do Precyzyjnego Pomiaru Wibracji

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka: Bently Nevada

Numer Modelu (pełny sufiks): 330706-005-046-10-00-00

330706-005-046 – Gwinty montażowe M10 x 1 montowane odwrotnie

CC-DD-EE: 10 = 1,0 metra (3,3 stopy) całkowitej długości

Opcja złącza 00: Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc™

Zatwierdzenie agencji 00: Nie wymagane (wersja standardowa)

Materiał końcówki czujnika: Polifenylosulfid (PPS)

Materiał obudowy czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST)

Typ kabla: 75 Ω trójosiowy izolowany FEP, 1,0 metra

Rezystancja DC (RPROBE): 5,9 ± 0,5 oma (przewód środkowy do przewodu zewnętrznego przy długości 1,0 m)

Temperatura pracy: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F)

Temperatura przechowywania: Ten sam zakres; unikać poniżej -34°C, aby chronić uszczelkę Viton®

Maksymalny moment obrotowy obudowy czujnika: 22,6 N•m (200 in•lb) / Zalecany: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maksymalny moment obrotowy złącza: 0,565 N•m (5 in•lb) – dokręcanie palcami

Minimalny promień gięcia: 25,4 mm (1,0 cala) z osłoną SST lub bez

Waga: 0,07 kg

Uszczelnienie ciśnieniowe: Uszczelki Viton® O-ring uszczelniają różnicę ciśnień (nie testowane przed wysyłką)

Uwagi dotyczące instalacji i mechaniki

Używaj zalecanego momentu obrotowego 7,5 N•m na obudowie czujnika.

Trzymaj złącze dokręcone palcami, aby uniknąć nadmiernego naprężenia.

Nie wyginaj kabla FEP na promień mniejszy niż 25,4 mm.

Przechowuj lub używaj tego 3300 XL 11 mm Czujnika Zbliżeniowego powyżej -34°C.

Wysyłka i FAQ

Przewoźnicy: FedEx, UPS, DHL ekspres na całym świecie.

P: Czy ten czujnik działa z systemami 3300 XL? O: Tak, idealnie pasuje do monitorów Bently Nevada.

P: Czy możemy przetestować uszczelnienie ciśnieniowe przed wysyłką? O: Skontaktuj się z naszym działem projektów niestandardowych w celu testów.

P: Co się dzieje poniżej -34°C? O: Uszczelka Viton® O-ring może ulec przedwczesnej awarii.

P: Czy kabel jest wymienny? O: Nie, kabel jest fabrycznie wtopiony w zespół 3300 XL 11 mm Czujnika.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.