330706-005-046-90-02-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm montaż odwrócony

2026-04-24T10:46:25+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 253.00

Przegląd produktu – Czujnik Bently Nevada 3300 XL 11 mm montowany od tyłu

Producent: Bently Nevada (Wyprodukowano w USA).

Numer modelu: 330706-005-046-90-02-05 – kompletna jednostka serii 3300 XL.

Typ czujnika: 3300 XL 11 mm czujnik montowany od tyłu z kablem trójosiowym.

Autor: Ubest Automation dostarcza tę referencję techniczną dla utrzymania predykcyjnego.

Czujnik działa w ekstremalnych temperaturach od -51°C do +177°C (-60°F do +351°F).

Kluczowa zaleta: Końcówka z polifenylenosulfidu (PPS) i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304.

Pełne informacje o sufiksach (struktura drzewa)

330706-005-046- CC-DD-EE Gwinty M10 x 1
├─ CC = 90 → Opcja całkowitej długości: 9,0 metrów (29,5 stopy)
├─ DD = 02 → Złącze: Miniaturowe złącze coaxialne ClickLoc™
└─ EE = 05 → Zatwierdzenia agencji: Wiele zatwierdzeń
└─ Typ gwintu: Gwinty M10 x 1 (montaż metryczny)

Specyfikacje techniczne – Marka i model

Marka: Bently Nevada – światowy lider w ochronie maszyn.

Nr produktu: 330706-005-046-90-02-05 (3300 XL 11 mm czujnik montowany od tyłu).

Materiał końcówki czujnika: Polifenylenosulfid (PPS) dla wysokiej trwałości.

Materiał obudowy czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST) odporna na korozję.

Kabel czujnika: 75 Ω trójosiowy, izolacja FEP (fluorowany polipropylen etylenu).

Dostępne standardowe długości całkowite: 1m, 5m lub 9m (ten model: 9,0m).

Opór DC (długość 9m): 8,5 ± 1,1 oma (od środka do przewodu zewnętrznego).

Temperatura pracy i przechowywania: -52°C do +177°C (-62°F do +351°F).

Uszczelnienie ciśnieniowe czujnika: Uszczelka Viton® O-ring do uszczelnienia różnicy ciśnień.

Minimalny promień gięcia: 25,4 mm (1,0 cala) z osłoną SST lub bez niej.

Moment dokręcania złącza: dokręcanie palcami (maks. 0,565 N•m / 5 in•lb).

Waga: 0,07 kg – lekki dla łatwej instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Czy ten czujnik jest kompatybilny z kablami przedłużającymi 3300 XL?
O: Tak, 330706-005-046-90-02-05 współpracuje ze standardowymi kablami przedłużającymi trójosiowymi Bently Nevada.

P: Czy można używać tego czujnika w instalacjach z wodorem?
O: Skontaktuj się bezpośrednio z Bently Nevada, ponieważ ten model nie przeszedł testu ciśnienia wodoru.

P: Jaka jest maksymalna długość kabla bez degradacji sygnału?
O: 305 metrów (1000 stóp) przy odpowiednim dopasowaniu impedancji sterownika.

P: Czy końcówka czujnika jest odporna na działanie chemikaliów?
O: Końcówka PPS oferuje doskonałą odporność na większość kwasów i rozpuszczalników.

P: Jak sprawdzić opór DC czujnika?
O: Użyj multimetru między przewodem środkowym a zewnętrznym – oczekuj 8,5 ±1,1 oma dla długości 9m.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Wszelkie prawa zastrzeżone.