Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 Sonda | 5m Opancerzony FluidLoc

2026-04-30T11:58:22+08:00

Typ: Sonda
Cena: 231.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm czujnik zbliżeniowy z 5-metrowym pancernym kablem

Ten Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 to przemysłowy czujnik ciężkiego typu. Posiada długi, 5-metrowy, pancerny kabel dla zwiększonego zasięgu. Kabel wyposażony jest również w technologię FluidLoc, która chroni przed wilgocią. Obudowa sondy wykonana jest z wytrzymałej stali nierdzewnej 304. Końcówka wykonana jest z trwałego tworzywa PPS. Ten czujnik jest idealny do dużych lub trudno dostępnych maszyn. Musi być sparowany z 5-metrowym czujnikiem Proximitor. Zapewnia niezawodne dane o drganiach w trudnych warunkach.

Konfiguracja numeru części: 330707-00-24-50-12-00

330707 (Model bazowy):

Rodzina systemów monitorowania 3300 XL.

Czujnik zbliżeniowy o średnicy 11 mm.

Gwint 1/2-20 UNF z osłoną ze stali nierdzewnej.

00 (Długość bez gwintu): 0,0 cala. Obudowa jest w pełni gwintowana.

24 (Długość obudowy): 2,4 cala całkowitej długości.

50 (Długość kabla): 5,0 metra (16,4 stopy) długości.

12 (Złącze i kabel): Złącze ClickLoc z kablem FluidLoc.

00 (Zatwierdzenia): Nie wymagane specjalne certyfikaty agencji.

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Marka i pełny model: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

Seria produktu: 3300 XL Monitorowanie drgań

Zasada działania: Przemieszczenie prądu wirowego

Średnica sondy: 11 mm

Materiał końcówki: Trwały poli(tereftalan fenylenu) (PPS)

Materiał obudowy: Stal nierdzewna AISI 304

Typ kabla: 75 Ohm Trójosiowy

Ochrona kabla: Stalowy pancerz nierdzewny & FluidLoc bariera przeciw wilgoci

Izolacja kabla: FEP (odporna na wysoką temperaturę)

Całkowita długość kabla: 5,0 metrów (16,4 stopy)

Opór elektryczny (5m): 7,2 Ohm ± 0,8 Ohm

Sygnał wyjściowy: Napięcie szczeliny (wymaga kompatybilnego monitora)

Gwint montażowy: 1/2-20 UNF

Alternatywny gwint: M16 x 1,5 mm

Maksymalne zaangażowanie gwintu: 0,750 cala (1/2-20)

Moment montażowy: 15,2 N·m (133 in-lb)

Maksymalny moment obrotowy: 45,2 N·m (400 in-lb)

Typ złącza: ClickLoc Koaksjalne

Moment dokręcania złącza: Tylko dokręcanie ręczne

Promień gięcia kabla: Min 25,4 mm (1,0 cala)

Temperatura pracy: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F)

Uszczelka: Wstępnie zamontowany pierścień Viton O-Ring

Ostrzeżenie o niskiej temperaturze: Nie instalować poniżej -34°C (-29°F)

Instrukcja montażu

Ten 330707-00-24-50-12-00 Sonda działa tylko z 5-metrowymi czujnikami Proximitor.

Zaplanuj bezpieczną trasę dla 5-metrowego pancernego kabla.

Wyczyść gwinty otworu montażowego przed instalacją.

Ręcznie rozpocznij montaż sondy, aby uniknąć przekręcenia gwintu.

Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić do 15,2 N·m.

Wciśnij złącze ClickLoc, aż zatrzaśnie się na miejscu.

Nie wyginaj kabla na promień mniejszy niż 1 cal.

Przed instalacją przechowuj sondę powyżej -34°C.

Informacje o kompatybilności

Ta sonda jest zaprojektowana do systemów monitoringu Bently Nevada 3300 XL. Musisz używać jej z dopasowanym czujnikiem Proximitor z kablem 5-metrowym. Pancerz FluidLoc jest idealny do wilgotnych lub wymagających środowisk fizycznych.

Certyfikaty i zatwierdzenia

Ten produkt (przyrostek -00) jest przeznaczony do ogólnego użytku przemysłowego. Nie posiada specyficznych certyfikatów stref zagrożonych, takich jak ATEX czy CSA.

Zawartość opakowania i gwarancja

Jedna sonda Bently Nevada 3300 XL 11mm Proximity.

Jeden zintegrowany 5-metrowy pancerny kabel FluidLoc z złączem ClickLoc.

Wszystkie niezbędne elementy uszczelniające (uszczelka O-ring).

Ten produkt obejmuje 12-miesięczną gwarancję na wady.

Informacje o wysyłce

Wysyłamy na cały świat za pomocą FedEx, UPS i DHL. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz informacje o śledzeniu przesyłki.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są główne zalety pancernego kabla FluidLoc?

Pancerz zapewnia ochronę przed zgniataniem i ścieraniem. Warstwa FluidLoc zapobiega wnikaniu cieczy do wnętrza kabla. To połączenie jest przeznaczone do trudnych, wilgotnych warunków.

Czy mogę użyć Proximitor o innej długości kabla z tą sondą?

Nie. Kalibracja systemu wymaga dopasowania długości. Ten 5-metrowy 330707-00-24-50-12-00 sonda działa tylko z Proximitor o długości 5 metrów.

Jaki jest typowy zakres pomiarowy tej sondy?

Zakres mierzalnej szczeliny zależy od podłączonego monitora. Popularne systemy oferują zakres do 80 mil (2 mm) lub więcej.

Czy sonda jest bezpieczna do użytku na zewnątrz?

Pancerz kabla FluidLoc zapewnia dobrą ochronę. Nie jest jednak przeznaczony do ciągłego zanurzenia. Chroń połączenia przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

Skąd mam wiedzieć, czy moja aplikacja potrzebuje tej sondy?

Wybierz ten model, jeśli potrzebujesz długiego kabla (5 m) w obszarze narażonym na zagrożenia fizyczne lub wilgoć. Upewnij się również, że Twój system monitoringu używa Proximitors o długości 5 metrów.

© 2025 Ubest Automation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oryginalne źródło: https://www.ubestplc.com/
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825