Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00 Sonda | Czujnik 3300 XL 11mm

2026-04-30T11:58:09+08:00

Typ: Sonda
Cena: 241.00

Sonda drgań Bently Nevada 3300 XL 11 mm - niezawodne monitorowanie maszyn

Uzyskaj precyzyjne dane drgań dzięki sondzie zbliżeniowej Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00. Ten czujnik o średnicy 11 mm jest podstawowym elementem serii monitorującej 3300 XL. Zapewnia wczesne wykrywanie usterek w turbinach i silnikach. Jego obudowa ze stali nierdzewnej radzi sobie w trudnych warunkach przemysłowych. Długi, 9-metrowy kabel umożliwia elastyczne umieszczenie czujnika blisko maszyn.

Kluczowe specyfikacje produktu

Marka i model: Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00

Typ sondy: Średnica 11 mm, czujnik zbliżeniowy

Zakres pomiarowy: Zależy od napięcia szczeliny systemu (zwykle 200 mils/5,08 mm)

Długość kabla: 9,0 metrów (29,5 stopy) standardowa

Parametry elektryczne: Impedancja 75 Ω, rezystancja DC 8,5 ± 1,1 Ohm

Temperatura pracy: -51°C do +177°C (w tym przechowywanie)

Materiał obudowy: Stal nierdzewna AISI 304

Materiał końcówki: Wytrzymały polifenylenosulfid (PPS)

Płaszcz kabla: Fluoroetylenopropylen (FEP)

Rozmiar gwintu: Standardowy 5/8-18 UNF

Długość obudowy: 2,4 cala (wliczając gwint)

Dekoder numeru modelu: 330707-00-24-90-01-00

► 330707 – Model bazowy

Seria 3300 XL, sonda 11 mm, gwint 5/8-18 UNF, bez osłony

► 00 – Długość trzpienia bez gwintu

Długość: 0 cali.

► 24 – Całkowita długość obudowy

Długość: 2,4 cala.

► 90 – Całkowita długość kabla

Długość: 9,0 metrów (wstępnie przymocowany).

► 01 – Typ złącza i kabla

Miniaturowe złącze koaksjalne ClickLoc z kablem standardowym.

► 00 – Zatwierdzenia agencji

Standardowa wersja przemysłowa. Brak specjalnych certyfikatów.

Szczegóły instalacji i obsługi

Instrukcje montażu:

Montaż z użyciem gwintu 5/8-18 UNF.

Używaj klucza dynamometrycznego. Zalecany moment to 15,2 N•m (133 in•lb).

Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego 45,2 N•m (400 in•lb).

Maksymalna głębokość zaangażowania gwintu to 0,938 cala.

Pielęgnacja kabli i złączy:

Podłączaj ręcznie. Złącze jest dokręcane „palcami”.

Maksymalny moment dokręcania złącza to tylko 0,565 N•m (5 in•lb).

Chroń kabel. Zachowaj promień gięcia powyżej 25,4 mm (1,0 cala).

Unikaj zgniatania lub ciągnięcia kabla podczas instalacji.

Informacje o kompatybilności i gwarancji

Kompatybilność systemu:

Ta sonda 330707-00-24-90-01-00 współpracuje z:

Systemy monitorujące Bently Nevada 3300 XL.

Systemy monitorujące Bently Nevada 3500.

Inne systemy korzystające z wejść zbliżeniowych -24 Vdc.

Sprawdź instrukcję swojego monitora, czy obsługuje sondy 11mm.

Gwarancja i wsparcie:

Ten produkt objęty jest pełną 12-miesięczną gwarancją.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze.

Skontaktuj się z nami w sprawie serwisu gwarancyjnego lub wsparcia technicznego.

Informacje o wysyłce

Waga wysyłki: Około 0,17 kg za sztukę.

Wysyłka globalna: Wysyłamy na cały świat za pomocą FedEx, UPS i DHL.

Informacje o śledzeniu są dostępne dla każdego zamówienia.

Najczęściej zadawane pytania ekspertów

Co oznacza przyrostek „01” w numerze modelu?

„01” oznacza standardowy kabel i złącze ClickLoc. To nie jest wersja FluidLoc. Wybierz tę do ogólnego użytku wewnątrz pomieszczeń.

Czy mogę przeciąć lub przedłużyć kabel o długości 9 metrów?

Nie. Długość kabla jest stała i wynosi 9 metrów. Cięcie lub łączenie może zniszczyć kalibrację elektryczną. Zamów inny model, jeśli potrzebujesz krótszego lub dłuższego kabla.

Jaka jest czułość sondy (mV/mil)?

Typowa czułość to 200 mV/mil (7,87 V/mm). Ta wartość jest standardowa dla sond 11mm i działa z Twoim monitorem Bently Nevada.

Jak obsługiwać sondę w zimnym środowisku?

Uważaj poniżej -34°C. Uszczelka wewnętrzna może stać się krucha. Pozwól sondzie powoli się ogrzać przed podłączeniem zasilania w bardzo zimnych warunkach.

Czy końcówka sondy jest wymienna w razie uszkodzenia?

Nie. Końcówka PPS jest stałą częścią zespołu sondy. Jeśli końcówka jest uszkodzona, należy wymienić cały moduł sondy, aby zapewnić wiarygodne pomiary.

© 2025 Ubest Automation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oryginalne źródło: https://www.ubestplc.com/
Kontakt: sales@ubestplc.com Telefon: +86 180 3000 5825