330706-005-046-50-00-00 3300 XL czujnik montowany od tyłu 5m

2026-04-24T10:53:59+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-50-00-00 : Czujnik zbliżeniowy 3300 XL 11 mm montowany od tyłu

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka: Bently Nevada (Wyprodukowano w USA)

Numer modelu: 330706-005-046-50-00-00

Typ produktu: Czujnik zbliżeniowy 3300 XL 11 mm montowany od tyłu

Całkowita długość: 5,0 metra (16,4 stopy) – zaprojektowany do użytku wyłącznie z czujnikiem Proximitor 5m.

Typ gwintu: M10 x 1

Złącze: Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc™ (Opcja 00)

Zatwierdzenie agencji: Nie wymagane (Opcja 00)

Materiał końcówki czujnika: Polifenylosulfid (PPS)

Materiał obudowy czujnika: Stal nierdzewna AISI 304 (SST)

Specyfikacja kabla: 75 Ω trójosiowy, izolacja FEP

Temperatura pracy i przechowywania: -51°C do +177°C (-60°F do +351°F)

Waga: 0,07 kg

Rezystancja DC (RPROBE): Dla długości 5,0 m, 7,2 ± 0,8 oma (od przewodu środkowego do przewodu zewnętrznego)

Minimalny promień gięcia: 25,4 mm (1,0 cala)

Moment dokręcania złącza: Dokręcanie palcami (zalecane), maks. 0,565 N•m (5 in•lb)

Moment dokręcania obudowy czujnika (montaż od tyłu): Zalecany 7,5 N•m (66 in•lb), maksymalny dopuszczalny 22,6 N•m (200 in•lb)

Pełne informacje o sufiksie (struktura drzewa)

330706-005-046-50-00-00
├─ 330706 : Model bazowy (czujnik montowany od tyłu 11 mm)
├─ 005 : Gwinty M10 x 1
├─ 046 : Standardowa konfiguracja montażu od tyłu
├─ 50 : Całkowita długość 5,0 metra (dla czujnika Proximitor 5m)
├─ 00 : Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc™
└─ 00 : Zatwierdzenie agencji nie wymagane

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę użyć tego czujnika 5m z dowolnym kablem przedłużającym? Nie, model 330706-005-046-50-00-00 jest specjalnie zaprojektowany wyłącznie do czujnika Proximitor 5m.

Czy czujnik wytrzymuje środowiska o dużych wibracjach? Tak, seria 3300 XL niezawodnie radzi sobie z intensywnymi wibracjami przemysłowymi.

Czy uszczelnienie ciśnieniowe jest testowane przed wysyłką? Bently Nevada nie przeprowadza testów ciśnieniowych każdego czujnika. Prosimy o kontakt z działem projektów niestandardowych, jeśli potrzebny jest test uszczelnienia ciśnieniowego.

Jaka jest wartość rezystancji DC dla tego czujnika 5,0 m? Wynosi 7,2 ± 0,8 oma od przewodu środkowego do przewodu zewnętrznego.

Czy dostępne są opcje zatwierdzenia agencji? Ta wersja posiada Opcję 00 (nie wymaga zatwierdzenia).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825