330706-005-046-90-00-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm czujnik zbliżeniowy

2026-04-24T11:21:38+08:00

Typ: Sonda montowana od tyłu
Cena: 215.00

3300 XL 11 mm Czujnik Montowany Odwrotnie

Kluczowe Specyfikacje Techniczne

Marka: Bently Nevada

Numer Modelu (pełny sufiks): 330706-005-046-90-00-05

330706-005-046 – Gwinty M10 x 1 (czujnik montowany odwrotnie)

CC-DD-EE: 90 = 9,0 metra (29,5 stopy) całkowitej długości

Opcja Złącza 00: Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc™

Zatwierdzenia Agencji 05: Wiele zatwierdzeń (ATEX, CSA itp.)

Materiał Końcówki Czujnika: Polifenylosulfid (PPS)

Materiał Obudowy Czujnika: Stal nierdzewna AISI 304

Typ Kabla: 75 Ω trójosiowy izolowany FEP, 9 metrów

Opór DC (RPROBE): 5,9 ± 0,5 oma (od środka do zewnętrznego przewodnika przy długości 1,0 m)

Temperatura Pracy: od -51°C do +177°C (od -60°F do +351°F)

Temperatura Przechowywania: Ten sam zakres; unikać poniżej -34°C, aby chronić uszczelkę ciśnieniową Viton®

Maksymalny Moment Obrotowy Obudowy Czujnika: 22,6 N•m (200 in•lb) / Zalecany: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maksymalny Moment Obrotowy Złącza: 0,565 N•m (5 in•lb) – zalecane dokręcenie palcami

Minimalny Promień Zgięcia: 25,4 mm (1,0 cala) z osłoną SST lub bez

Waga: 0,07 kg (lekki dla łatwego prowadzenia)

Uszczelnienie Ciśnieniowe: Uszczelka Viton® O-ring do różnicy ciśnień (nie testowana pod ciśnieniem przed wysyłką)

Wysyłka i FAQ

Przewoźnicy: FedEx, UPS, DHL ekspres na całym świecie.

P: Czy ten czujnik działa z monitorami 3300 XL? O: Tak, jest specjalnie dopasowany do systemów Bently Nevada 3300 XL.

P: Czy możemy przetestować uszczelnienie ciśnieniowe przed wysyłką? O: Skontaktuj się z naszym działem projektów niestandardowych w celu testów ciśnieniowych.

P: Co się dzieje poniżej -34°C? O: Uszczelka Viton® O-ring może ulec przedwczesnej awarii.

P: Czy kabel jest wymienny? O: Nie, kabel jest fabrycznie formowany z zespołem 3300 XL 11 mm Czujnika.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Wszelkie prawa zastrzeżone.