330706-005-046-90-02-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm reverzný montážny držiak

2026-04-24T10:46:25+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 253.00

Prehľad produktu – Bently Nevada 3300 XL 11 mm reverzný montážny snímač

Výrobca: Bently Nevada (Vyrobené v USA).

Modelové číslo: 330706-005-046-90-02-05 – kompletná jednotka série 3300 XL.

Typ snímača: 3300 XL 11 mm reverzný montážny snímač s triaxiálnym káblom.

Autor: Ubest Automation poskytuje túto technickú referenciu pre prediktívnu údržbu.

Tento snímač pracuje v extrémnych teplotách od -51°C do +177°C (-60°F do +351°F).

Hlavná výhoda: Hrot z polyfenylénsulfidu (PPS) a puzdro z nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Úplné informácie o príponách (stromová štruktúra)

330706-005-046- CC-DD-EE závity M10 x 1
├─ CC = 90 → Možnosť celkovej dĺžky: 9,0 metra (29,5 stopy)
├─ DD = 02 → Konektor: Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™
└─ EE = 05 → Schválenie agentúry: Viaceré schválenia
└─ Typ závitu: M10 x 1 závity (metrické uchytenie)

Technické špecifikácie – Zameranie na značku a model

Značka: Bently Nevada – globálny líder v ochrane strojov.

Číslo produktu: 330706-005-046-90-02-05 (3300 XL 11 mm reverzný montážny snímač).

Materiál hrotu snímača: Polyfenylénsulfid (PPS) pre vysokú odolnosť.

Materiál puzdra snímača: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (SST) odolná proti korózii.

Kábel snímača: 75 Ω triaxiálny, izolovaný FEP (fluórovaný etylén-propylén).

Štandardné dostupné celkové dĺžky: 1 m, 5 m alebo 9 m (tento model: 9,0 m).

DC odpor (dĺžka 9 m): 8,5 ± 1,1 ohmov (stredový k vonkajšiemu vodiču).

Prevádzková a skladovacia teplota: -52°C až +177°C (-62°F až +351°F).

Tesnenie snímača proti tlaku: Diferenciálne tesnenie Viton® O-krúžkom.

Minimálny polomer ohybu: 25,4 mm (1,0 palca) s alebo bez oceľovej ochrany SST.

Krútiaci moment konektora: dotiahnutie prstami (max 0,565 N•m / 5 in•lb).

Hmotnosť: 0,07 kg – ľahký pre jednoduchú inštaláciu.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Je tento snímač kompatibilný s predlžovacími káblami 3300 XL?
Odpoveď: Áno, 330706-005-046-90-02-05 funguje so štandardnými triaxiálnymi predlžovacími káblami Bently Nevada.

Otázka: Môžeme tento snímač použiť v prostredí s vodíkom?
Odpoveď: Kontaktujte priamo Bently Nevada, pretože tento model nezahŕňa test tlaku vodíka.

Otázka: Aká je maximálna dĺžka kábla bez degradácie signálu?
Odpoveď: 305 metrov (1000 stôp) pri správnom prispôsobení impedancie ovládača.

Otázka: Odoláva hrot snímača chemickému pôsobeniu?
Odpoveď: Hrot PPS ponúka vynikajúcu odolnosť voči väčšine kyselín a rozpúšťadiel.

Otázka: Ako overíme DC odpor snímača?
Odpoveď: Použite multimeter medzi stredovým a vonkajším vodičom – očakávajte 8,5 ±1,1 ohmov pre dĺžku 9 m.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Všetky práva vyhradené.