330706-005-046-50-00-00 3300 XL reverzný držiak 5m sonda

2026-04-24T10:53:59+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-50-00-00 : 3300 XL 11 mm snímač s reverzným montážnym držiakom

Hlavné technické špecifikácie

Značka: Bently Nevada (Vyrobené v USA)

Číslo modelu: 330706-005-046-50-00-00

Typ produktu: 3300 XL 11 mm snímač s reverzným montážnym držiakom

Celková dĺžka: 5,0 metra (16,4 stopy) – určené na použitie iba so snímačom Proximitor 5m.

Typ závitu: M10 x 1

Konektor: Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™ (Možnosť 00)

Schválenie agentúrou: Nie je vyžadované (Možnosť 00)

Materiál hrotu snímača: Polyfenylénsulfid (PPS)

Materiál puzdra snímača: Nerezová oceľ AISI 304 (SST)

Špecifikácia kábla: 75 Ω triaxiálny, izolácia FEP

Prevádzková a skladovacia teplota: -51°C až +177°C (-60°F až +351°F)

Hmotnosť: 0,07 kg

DC odpor (RPROBE): Pre dĺžku 5,0 m, 7,2 ± 0,8 ohmov (stredový vodič k vonkajšiemu vodiču)

Minimálny polomer ohybu: 25,4 mm (1,0 palec)

Krútiaci moment konektora: Dotiahnutie prstami (odporúčané), max. 0,565 N•m (5 in•lb)

Krútiaci moment puzdra snímača (reverzná montáž): Odporúčaný 7,5 N•m (66 in•lb), maximálny hodnotený 22,6 N•m (200 in•lb)

Úplné informácie o príponách (stromová štruktúra)

330706-005-046-50-00-00
├─ 330706 : Základný model (11 mm snímač s reverzným montážnym držiakom)
├─ 005 : Závity M10 x 1
├─ 046 : Štandardná konfigurácia reverznej montáže
├─ 50 : Celková dĺžka 5,0 metra (pre snímač Proximitor 5m)
├─ 00 : Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™
└─ 00 : Schválenie agentúrou nie je vyžadované

Často kladené otázky (FAQ)

Môžem použiť tento 5m snímač s akýmkoľvek predlžovacím káblom? Nie, 330706-005-046-50-00-00 je špeciálne navrhnutý iba pre snímač Proximitor 5m.

Odoláva snímač prostrediu s vysokou vibráciou? Áno, séria 3300 XL spoľahlivo zvláda silné priemyselné vibrácie.

Je tesnenie pod tlakom testované pred odoslaním? Bently Nevada netestuje každý snímač pod tlakom. Ak potrebujete test tesnenia pod tlakom, kontaktujte naše oddelenie zákazkového dizajnu.

Aká je hodnota DC odporu pre tento 5,0m snímač? Je to 7,2 ± 0,8 ohmov od stredového k vonkajšiemu vodiču.

Môžem získať možnosti schválenia agentúrou? Táto verzia je dodávaná s možnosťou 00 (Nie je vyžadované).

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Všetky práva vyhradené.
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefón: +86 180 3000 5825