330706-005-046-10-00-00 Bently Nevada reverzná montážna sonda

2026-04-24T11:28:10+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 215.00

3300 XL 11 mm reverzná montážna sonda pre presné snímanie vibrácií

Hlavné technické špecifikácie

Značka: Bently Nevada

Číslo modelu (plný prípona): 330706-005-046-10-00-00

330706-005-046 – závity reverznej montáže M10 x 1

CC-DD-EE: 10 = 1,0 metra (3,3 stopy) celková dĺžka

Možnosť konektora 00: Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™

Schválenie agentúry 00: Nie je vyžadované (štandardná verzia)

Materiál hrotu sondy: Polyfenylénsulfid (PPS)

Materiál puzdra sondy: Nerezová oceľ AISI 304 (SST)

Typ kábla: 75 Ω triaxiálny FEP izolovaný, 1,0 metra

DC odpor (RPROBE): 5,9 ± 0,5 ohmov (stredný vodič k vonkajšiemu vodiču pri dĺžke 1,0 m)

Prevádzková teplota: -51 °C až +177 °C (-60 °F až +351 °F)

Teplota skladovania: Rovnaký rozsah; vyhnite sa pod -34 °C na ochranu tesnenia Viton®

Maximálny krútiaci moment puzdra sondy: 22,6 N•m (200 in•lb) / Odporúčaný: 7,5 N•m (66 in•lb)

Maximálny krútiaci moment konektora: 0,565 N•m (5 in•lb) – iba dotiahnutie prstami

Minimálny polomer ohybu: 25,4 mm (1,0 palca) s alebo bez SST panciera

Hmotnosť: 0,07 kg

Tlakové tesnenie: Tesnenie Viton® O-krúžkom zabezpečuje diferenčný tlak (pred odoslaním netestované)

Inštalácia a mechanické poznámky

Použite odporúčaný krútiaci moment 7,5 N•m na puzdro sondy.

Udržujte konektor dotiahnutý prstami, aby ste predišli nadmernému namáhaniu.

Nehýbte FEP káblom s polomerom menším ako 25,4 mm.

Skladujte alebo prevádzkujte túto 3300 XL 11 mm priblížovaciu sondu nad -34 °C.

Doprava a často kladené otázky

Dopravcovia: FedEx, UPS, DHL expresná doprava po celom svete.

Otázka: Funguje táto sonda so systémami 3300 XL? Odpoveď: Áno, dokonale zodpovedá monitorom Bently Nevada.

Otázka: Môžeme otestovať tlakové tesnenie pred odoslaním? Odpoveď: Kontaktujte naše oddelenie zákazkového dizajnu pre testovanie.

Otázka: Čo sa stane pod -34 °C? Odpoveď: Tesnenie Viton® O-krúžku môže predčasne zlyhať.

Otázka: Je kábel vymeniteľný? Odpoveď: Nie, kábel je v továrni nalepený na zostavu 3300 XL 11 mm sondy.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Všetky práva vyhradené.