Sonda Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 | 5m pancierovaný FluidLoc

2026-04-30T11:58:22+08:00

Type: Sonda
Price: 231.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm snímač priblíženia s 5-metrovým pancierovaným káblom

Tento Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 je priemyselný snímač ťažkého typu. Má dlhý 5-metrový pancierovaný kábel pre väčší dosah. Kábel tiež obsahuje technológiu FluidLoc na odolnosť proti vlhkosti. Telo sondy je vyrobené z pevnej nehrdzavejúcej ocele 304. Jej hrot je z odolného plastu PPS. Tento snímač je ideálny pre veľké alebo ťažko dostupné stroje. Musí byť spárovaný s 5-metrovým snímačom Proximitor. Získajte spoľahlivé údaje o vibráciách v náročných podmienkach.

Konfigurácia čísla dielu: 330707-00-24-50-12-00

330707 (Základný model):

Rodina monitorovacích systémov 3300 XL.

Snímač priblíženia s priemerom 11 mm.

Závit 1/2-20 UNF s pancierovaním z nehrdzavejúcej ocele.

00 (Nezávitovaná dĺžka): 0,0 palca. Puzdro je plne závitované.

24 (Dĺžka puzdra): celková dĺžka 2,4 palca.

50 (Dĺžka kábla): 5,0 metra (16,4 stopy) dlhý.

12 (Konektor a kábel): ClickLoc konektor s FluidLoc káblom.

00 (Schválenia): Nie sú potrebné žiadne špeciálne certifikáty agentúr.

Podrobné technické špecifikácie

Značka a plný model: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

Produktová séria: 3300 XL monitorovanie vibrácií

Princíp snímania: Posun vírivými prúdmi

Priemer sondy: 11 mm

Materiál hrotu: Odolný polyfenylénsulfid (PPS)

Materiál puzdra: AISI 304 nehrdzavejúca oceľ

Typ kábla: 75 Ohm triaxiálny

Ochrana kábla: Nerezový pancier a FluidLoc bariéra proti vlhkosti

Izolácia kábla: FEP (vysokoteplotná odolnosť)

Celková dĺžka kábla: 5,0 metra (16,4 stopy)

Elektrický odpor (5 m): 7,2 Ohmov ± 0,8 Ohmov

Výstupný signál: Medzivoltáž (vyžaduje kompatibilný monitor)

Závit pre montáž: 1/2-20 UNF

Alternatívny závit: M16 x 1,5 mm

Maximálne zapojenie závitu: 0,750 palca (1/2-20)

Inštalačný krútiaci moment: 15,2 N·m (133 in-lb)

Maximálny krútiaci moment: 45,2 N·m (400 in-lb)

Typ konektora: ClickLoc koaxiálny

Moment utiahnutia konektora: Len ručne dotiahnuť

Polomer ohybu kábla: Min 25,4 mm (1,0 palca)

Prevádzková teplota: -51°C až +177°C (-60°F až +351°F)

Tesnenie: Predinštalované Viton O-krúžky

Varovanie pred nízkou teplotou: Neinštalujte pod -34 °C (-29 °F)

Inštalačný návod

Toto 330707-00-24-50-12-00 Sonda pracuje iba s 5-metrovými snímačmi Proximitor.

Naplánujte bezpečnú trasu pre 5-metrový pancierový kábel.

Pred inštaláciou vyčistite závity montážneho otvoru.

Ručne naštartujte sondu, aby ste predišli skríženiu závitov.

Použite momentový kľúč na dotiahnutie na 15,2 N·m.

Zatlačte konektor ClickLoc, kým nezaskočí na miesto.

Nekláňajte kábel do polomeru menšieho ako 1 palec.

Pred inštaláciou udržiavajte snímač nad -34 °C.

Informácie o kompatibilite

Tento snímač je navrhnutý pre monitorovacie systémy Bently Nevada 3300 XL. Musíte ho použiť s odpovedajúcim 5-metrovým káblovým Proximitor senzorom. Opláštený kábel FluidLoc je ideálny pre vlhké alebo fyzicky náročné prostredia.

Certifikácie & schválenia

Tento produkt (prípona -00) je určený na všeobecné priemyselné použitie. Nemá špecifické certifikáty pre nebezpečné oblasti ako ATEX alebo CSA.

Obsah balenia & záruka

Jeden Bently Nevada 3300 XL 11mm proximálny snímač.

Jeden integrovaný 5-metrový opláštený kábel FluidLoc s konektorom ClickLoc.

Všetky potrebné tesniace komponenty (O-krúžok).

Tento produkt obsahuje 12-mesačnú záruku proti vadám.

Informácie o doprave

Zásielame po celom svete pomocou FedEx, UPS a DHL. Po odoslaní objednávky obdržíte sledovacie informácie.

Často kladené otázky (FAQ)

Aké sú hlavné výhody oplášteného kábla FluidLoc?

Opláštenie poskytuje ochranu proti stlačeniu a oderu. Vrstva FluidLoc zabraňuje prenikaniu kvapalín do kábla. Táto kombinácia je určená pre drsné, vlhké prostredia.

Môžem použiť Proximitor s inou dĺžkou kábla s týmto snímačom?

Nie. Kalibrácia systému vyžaduje zhodné dĺžky. Tento 5-metrový 330707-00-24-50-12-00 Snímač funguje iba s 5-metrovým Proximitorom.

Aký je typický merací rozsah tohto snímača?

Merateľný rozsah medzery závisí od pripojeného monitora. Bežné systémy ponúkajú rozsah až do 80 mils (2 mm) alebo viac.

Je snímač bezpečný na použitie v exteriéri?

Opláštený kábel FluidLoc poskytuje dobrú ochranu. Nie je však určený na nepretržité ponorenie. Chráňte pripojenia pred priamym vystavením poveternostným vplyvom.

Ako zistím, či moja aplikácia potrebuje tento snímač?

Vyberte tento model, ak potrebujete dlhý kábel (5 m) v oblasti s fyzickými rizikami alebo vlhkosťou. Tiež sa uistite, že váš monitorovací systém používa 5-metrové Proximitory.

© 2025 Ubest Automation Limited. Všetky práva vyhradené.
Pôvodný zdroj: https://www.ubestplc.com/
Kontakt: sales@ubestplc.com | Telefón: +86 180 3000 5825