330706-005-046-50-02-00 Bently Nevada | Reverzný snímač montáže

2026-04-24T11:17:46+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm snímač na reverzné uchytenie

Kľúčové technické špecifikácie

Značka a model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – originálny snímač série 3300 XL na reverzné uchytenie.

Možnosť celkovej dĺžky: 50 = 5,0 metra (16,4 stopy). Tento päťmetrový snímač používajte iba s päťmetrovým snímačom Proximitor.

Možnosť konektora: 02 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™ pre bezpečný prenos signálu.

Možnosť schválenia agentúrou: 00 = Nie je potrebné pre túto konfiguráciu.

Materiál hrotu snímača: Polyfenylénsulfid (PPS) odolný voči opotrebeniu a chemikáliám.

Materiál puzdra snímača: Nerezová oceľ AISI 304 (SST) poskytuje vynikajúcu odolnosť proti korózii.

Kábel snímača: 75 Ω triaxiálny kábel s izoláciou FEP. Dostupné dĺžky: 1, 5 alebo 9 metrov.

DC odpor (dĺžka 5,0 m): 7,2 ± 0,8 ohmov od stredového vodiča k vonkajšiemu vodiču.

Prevádzková a skladovacia teplota: -51 °C až +177 °C (-60 °F až +351 °F). Expozícia pod -34 °C (-30 °F) môže poškodiť tlakové tesnenie.

Možnosť tlaku: Tesní diferenciálny tlak pomocou O-krúžku Viton®. Tlaková skúška z výroby nie je zahrnutá – kontaktujte Ubest Automation pre vlastné testovanie.

Hmotnosť: 0,07 kg pre jednoduchú manipuláciu.

Úplné informácie o príponách (stromová štruktúra)

330706-005-046-50-02-00

005 = celková dĺžka 5,0 metra (päťmetrový snímač)

046 = špeciálna konfigurácia snímača

50 = možnosť neuzavretej dĺžky

02 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™

00 = Nie je potrebné schválenie agentúrou

Typ závitu: závity M10 x 1

Mechanické a krútiace špecifikácie

Odporúčaný krútiaci moment konektora: Dotiahnutie prstami – nie sú potrebné žiadne nástroje.

Maximálny krútiaci moment konektora: 0,565 N•m (5 in•lb) na zabránenie predotiahnutia.

Minimálny polomer ohybu: 25,4 mm (1,0 palca) – platí s alebo bez nerezového panciera.

Typ konektora: Miniatúrny ClickLoc™ zabezpečuje odolné spojenie proti vibráciám.

Rodina snímačov: Ideálny pre sériu 3300 XL 11mm Proximity Probe od Bently Nevada.

Často kladené otázky (FAQ)

Môžem použiť tento päťmetrový snímač s deväťmetrovým snímačom Proximitor? Nie – vždy párujte päťmetrové snímače iba s päťmetrovými snímačmi Proximitor.

Prichádza snímač z výroby s tlakovou skúškou? Nie – štandardné jednotky nie sú tlakovo testované. V prípade potreby požiadajte o vlastný test u Ubest Automation.

Aký teplotný rozsah chráni tlakové tesnenie? Vyhnite sa prevádzke pod -34 °C (-30 °F) na ochranu tesnenia Viton®.

Čo znamená možnosť schválenia agentúrou 00? Táto konfigurácia nevyžaduje žiadne špecifické schválenie agentúrou.

Je 330706-005-046-50-02-00 vhodný na reverzné uchytenie? Áno – tento snímač je špeciálne navrhnutý pre aplikácie s reverzným uchytením.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Všetky práva vyhradené.