Sonda Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00 | Senzor 3300 XL 11mm

2026-04-30T11:58:09+08:00

Type: Sonda
Price: 241.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm vibračná sonda - Spoľahlivé monitorovanie strojov

Získajte presné údaje o vibráciách so sondou blízkosti Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00. Tento 11mm senzor je základnou súčasťou monitorovacej série 3300 XL. Zabezpečuje včasné odhalenie porúch v turbínach a motoroch. Jeho telo z nehrdzavejúcej ocele zvláda náročné priemyselné podmienky. Dlhý 9-metrový kábel umožňuje flexibilné umiestnenie senzora blízko vášho zariadenia.

Kľúčové špecifikácie produktu

Značka a model: Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00

Typ sondy: Priemer 11 mm, snímač blízkosti

Merací rozsah: Závisí od napätia medzery systému (typicky 200 mils/5,08 mm)

Dĺžka kábla: 9,0 metra (29,5 stopy) štandard

Elektrické parametre: Impedancia 75 Ω, DC odpor 8,5 ± 1,1 Ohm

Prevádzková teplota: -51°C až +177°C (vrátane skladovania)

Materiál puzdra: Nerezová oceľ AISI 304

Materiál hrotu: Odolný polyfenylénsulfid (PPS)

Plášť kábla: Fluóroetylénpropylén (FEP)

Veľkosť závitu: Štandardný 5/8-18 UNF

Dĺžka puzdra: 2,4 palca (vrátane závitu)

Dekódovač čísla modelu: 330707-00-24-90-01-00

► 330707 – Základný model

Séria 3300 XL, sonda 11 mm, závit 5/8-18 UNF, bez panciera

► 00 – Dĺžka neozubeného hriadeľa

Dĺžka: 0 palcov.

► 24 – Celková dĺžka puzdra

Dĺžka: 2,4 palca.

► 90 – Celková dĺžka kábla

Dĺžka: 9,0 metra (predpripojený).

► 01 – Typ konektora a kábla

Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc so štandardným káblom.

► 00 – Schválenia agentúr

Štandardná priemyselná verzia. Žiadne špeciálne certifikáty.

Detaily inštalácie a manipulácie

Inštrukcie na montáž:

Inštalujte pomocou závitu 5/8-18 UNF.

Používajte momentový kľúč. Odporúčaný krútiaci moment je 15,2 N•m (133 in•lb).

Neprekračujte maximálny krútiaci moment 45,2 N•m (400 in•lb).

Maximálna hĺbka zapojenia závitu je 0,938 palca.

Starostlivosť o káble a konektory:

Pripojte ručne. Konektor je „utiahnutý prstami“.

Maximálny krútiaci moment konektora je len 0,565 N•m (5 in•lb).

Chráňte kábel. Udržujte polomer ohybu nad 25,4 mm (1,0 palca).

Vyhnite sa drveniu alebo ťahaniu kábla počas inštalácie.

Informácie o kompatibilite a záruke

Kompatibilita systému:

Táto sonda 330707-00-24-90-01-00 funguje s:

Monitorovacie systémy Bently Nevada 3300 XL.

Monitorovacie systémy Bently Nevada 3500.

Iné systémy používajúce -24 Vdc vstupy blízkosti.

Skontrolujte si príručku vášho monitora pre podporu 11mm sondy.

Záruka a podpora:

Tento produkt je krytý plnou 12-mesačnou zárukou.

Záruka kryje vady materiálu a spracovania.

Kontaktujte nás pre záručný servis alebo technickú podporu.

Informácie o doprave

Hmotnosť zásielky: Približne 0,17 kg za jednotku.

Globálna doprava: Zasielame do celého sveta pomocou FedEx, UPS a DHL.

Informácie o sledovaní sú poskytované ku každej objednávke.

Odborné často kladené otázky

Na čo slúži prípona „01“ v čísle modelu?

„01“ znamená, že má štandardný kábel a konektor ClickLoc. Nie je to verzia FluidLoc. Vyberte si tento pre bežné vnútorné použitie.

Môžem skrátiť alebo predĺžiť 9-metrový kábel?

Nie. Dĺžka kábla je pevne stanovená na 9 metrov. Strihanie alebo spájkovanie môže poškodiť elektrickú kalibráciu. Objednajte si iný model, ak potrebujete kratší alebo dlhší kábel.

Aká je citlivosť sondy (mV/mil)?

Typická citlivosť je 200 mV/mil (7,87 V/mm). Táto hodnota je štandardná pre 11mm sondy a funguje s vaším monitorom Bently Nevada.

Ako mám manipulovať so sondou v chladnom prostredí?

Buďte opatrní pod -34 °C. Vnútorné tesnenie môže stvrdnúť. Nechajte sondu pomaly zohriať pred zapnutím v veľmi chladných podmienkach.

Je možné vymeniť hrot sondy, ak je poškodený?

Nie. Hrot PPS je pevnou súčasťou sondy. Ak je hrot poškodený, celá jednotka sondy musí byť vymenená pre spoľahlivé merania.

© 2025 Ubest Automation Limited. Všetky práva vyhradené.
Pôvodný zdroj: https://www.ubestplc.com/
Kontakt: sales@ubestplc.com Telefón: +86 180 3000 5825