330706-005-046-50-02-05 Bently Nevada 3300 XL snímka s reverzným uchytením

2026-04-24T10:57:23+08:00

Type: Sonda s reverzným uchytením
Price: 253.00

330706-005-046-50-02-05 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm snímkač s reverzným montážnym držiakom

Kľúčové technické špecifikácie

Značka a model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-05 – pravý snímkač série 3300 XL.

Možnosť celkovej dĺžky: 5,0 metra (16,4 stopy). Tento päťmetrový snímkač používajte iba s päťmetrovým snímačom Proximitor.

Možnosť konektora: 02 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™ pre bezpečný prenos signálu.

Schválenie agentúry: 05 = Viaceré schválenia spĺňajúce globálne normy.

Materiál hrotu snímkača: Polyfenylénsulfid (PPS) odolný voči opotrebeniu a chemikáliám.

Materiál puzdra snímkača: Nerezová oceľ AISI 304 (SST) poskytuje vynikajúcu odolnosť proti korózii.

Kábel snímkača: 75 Ω triaxiálny kábel s izoláciou FEP. Dostupné dĺžky: 1, 5 alebo 9 metrov.

DC odpor (dĺžka 5,0 m): 7,2 ± 0,8 ohmov od stredového vodiča k vonkajšiemu vodiču.

Prevádzková a skladovacia teplota: -51 °C až +177 °C (-60 °F až +351 °F). Poznámka: vystavenie pod -34 °C (-30 °F) môže poškodiť tlakové tesnenie.

Možnosť tlaku: Tesní diferenciálny tlak pomocou O-krúžku Viton®. Továrenský tlakový test nie je zahrnutý – kontaktujte Ubest Automation pre vlastné testovanie.

Hmotnosť: 0,07 kg (ľahký pre jednoduchú manipuláciu).

Úplné informácie o príponách (stromová štruktúra)

330706-005-046-50-02-05

005 = celková dĺžka 5,0 metra (päťmetrový snímkač)

046 = špeciálna konfigurácia snímkača

50 = možnosť neuzavretého závitu

02 = Miniatúrny koaxiálny konektor ClickLoc™

05 = Viaceré schválenia agentúr

Typ závitu: závity M10 x 1

Často kladené otázky (FAQ)

Môžem použiť tento päťmetrový snímkač s deväťmetrovým snímačom Proximitor? Nie – päťmetrové snímkače vždy používajte s päťmetrovými snímačmi Proximitor.

Je snímkač pred odoslaním testovaný na tlak? Nie – štandardné jednotky nie sú tlakovo testované. V prípade potreby požiadajte o vlastný test u Ubest Automation.

Aký teplotný rozsah je vhodný pre tlakové tesnenie? Vyhnite sa teplotám pod -34 °C (-30 °F), aby ste zachovali neporušenosť tesnenia Viton®.

Môžem kábel silno ohýbať? Nie – zachovajte minimálny polomer ohybu 25,4 mm, aby ste predišli poškodeniu.

Autor: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Všetky práva vyhradené.