330706-005-046-50-02-05 Bently Nevada 3300 XL Ters Montaj Prob

2026-04-24T10:57:23+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 253.00

330706-005-046-50-02-05 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Ana Teknik Özellikler

Marka & Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-05 – gerçek bir 3300 XL serisi prob.

Toplam Uzunluk Seçeneği: 5,0 metre (16,4 feet). Bu beş metrelik probu yalnızca beş metrelik Proximitor Sensör ile eşleştirin.

Konnektör Seçeneği: 02 = Güvenli sinyal transferi için Miniature ClickLoc™ koaksiyel konnektör.

Onay Kuruluşu: 05 = Birden fazla onay, küresel standartlara uygundur.

Prob Ucu Malzemesi: Polifenilen sülfür (PPS) aşınma ve kimyasallara dayanıklıdır.

Prob Kasa Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (SST) mükemmel korozyon direnci sağlar.

Prob Kablosu: 75 Ω triaxial, FEP yalıtımlı kablo. Mevcut uzunluklar: 1, 5 veya 9 metre.

DC Direnci (5,0 m uzunluk): Merkez iletken ile dış iletken arasında 7,2 ± 0,8 ohm.

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F). Not: -34°C (-30°F) altına maruz kalmak basınç contası hasarına yol açabilir.

Basınç Kapasitesi: Viton® O-ring ile diferansiyel basıncı sızdırmaz. Fabrika basınç testi dahil değildir – özel test için Ubest Automation ile iletişime geçin.

Ağırlık: 0,07 kg (kolay kullanım için hafif).

Tam Sonek Bilgisi (Ağaç Yapısı)

330706-005-046-50-02-05

005 = 5,0 metre toplam uzunluk (beş metrelik prob)

046 = özel prob konfigürasyonu

50 = dişsiz uzunluk seçeneği

02 = Miniature ClickLoc™ koaksiyel konnektör

05 = Birden fazla onay kuruluşu onayı

Diş tipi: M10 x 1 dişler

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu beş metrelik probu dokuz metrelik Proximitor Sensör ile kullanabilir miyim? Hayır – beş metrelik probu her zaman beş metrelik Proximitor Sensör ile eşleştirin.

Prob sevkıyattan önce basınç testine tabi tutuluyor mu? Hayır – standart birimler basınç testi almaz. Gerekirse özel test için Ubest Automation ile iletişime geçin.

Basınç contası için uygun sıcaklık aralığı nedir? Viton® contanın sağlam kalması için -34°C (-30°F) altındaki sıcaklıklardan kaçının.

Kabloyu sıkıca bükebilir miyim? Hayır – hasarı önlemek için minimum 25,4 mm bükülme yarıçapını koruyun.

Yazar: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Tüm hakları saklıdır.