330706-005-046-90-00-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm Yakınlık Probü

2026-04-24T11:21:38+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 215.00

3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Temel Teknik Özellikler

Marka: Bently Nevada

Model Numarası (Tam Sonek): 330706-005-046-90-00-05

330706-005-046 – M10 x 1 diş (ters montaj probu)

CC-DD-EE: 90 = 9.0 metre (29.5 feet) toplam uzunluk

Konnektör Seçeneği 00: Miniatür ClickLoc™ koaksiyel konnektör

Onay Kurumu 05: Çoklu onaylar (ATEX, CSA, vb.)

Prob Ucu Malzemesi: Polifenilen sülfür (PPS)

Prob Gövde Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik

Kablo Tipi: 75 Ω triaxial FEP yalıtımlı, 9 metre

DC Direnci (RPROBE): 5.9 ± 0.5 ohm (1.0m uzunlukta merkezden dış iletkene ölçüm)

Çalışma Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F)

Depolama Sıcaklığı: Aynı aralık; Viton® basınç contası koruması için -34°C’nin altından kaçının

Maksimum Prob Gövde Torku: 22.6 N•m (200 in•lb) / Tavsiye edilen: 7.5 N•m (66 in•lb)

Konnektör Maksimum Torku: 0.565 N•m (5 in•lb) – parmakla sıkma önerilir

Minimum Bükülme Yarıçapı: SST zırhı ile veya olmadan 25.4 mm (1.0 inç)

Ağırlık: 0.07 kg (kolay yönlendirme için hafif)

Basınç Contası: Viton® O-ring diferansiyel basınç tasarımı (sevkiyat öncesi basınç testi yapılmamıştır)

Gönderim & SSS

Kargo Şirketleri: FedEx, UPS, DHL dünya çapında ekspres.

S: Bu prob 3300 XL monitörlerle çalışır mı? C: Evet, özellikle Bently Nevada 3300 XL sistemleriyle uyumludur.

S: Basınç contasını sevkiyat öncesi test edebilir miyiz? C: Basınç testi için özel tasarım departmanımızla iletişime geçin.

S: -34°C’nin altında ne olur? C: Viton® O-ring erken arızalanabilir.

S: Kablo değiştirilebilir mi? C: Hayır, kablo fabrika çıkışı olarak 3300 XL 11 mm Prob montajına kalıplanmıştır.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Tüm hakları saklıdır.