330706-005-046-50-02-00 Bently Nevada | Ters Montaj Prob

2026-04-24T11:17:46+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 215.00

330706-005-046-50-02-00 | Bently Nevada 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Ana Teknik Özellikler

Marka & Model: Bently Nevada 330706-005-046-50-02-00 – orijinal 3300 XL serisi ters montaj prob.

Toplam Uzunluk Seçeneği: 50 = 5,0 metre (16,4 feet). Bu beş metrelik probu yalnızca beş metrelik Proximitor Sensör ile kullanın.

Konnektör Seçeneği: 02 = Güvenli sinyal transferi için Miniature ClickLoc™ koaksiyel konnektör.

Ajans Onay Seçeneği: 00 = Bu konfigürasyon için gerekli değil.

Prob Ucu Malzemesi: Polifenilen sülfür (PPS) aşınmaya ve kimyasallara dayanıklıdır.

Prob Kasa Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (SST) mükemmel korozyon direnci sağlar.

Prob Kablosu: 75 Ω triaxial, FEP yalıtımlı kablo. Mevcut uzunluklar: 1, 5 veya 9 metre.

DC Direnci (5,0 m uzunluk): Merkez iletken ile dış iletken arasında 7,2 ± 0,8 ohm.

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F). -34°C (-30°F) altına maruz kalmak basınç contası hasarına yol açabilir.

Basınç Kapasitesi: Viton® O-ring kullanarak diferansiyel basıncı sızdırmaz. Fabrika basınç testi dahil değildir – özel test için Ubest Automation ile iletişime geçin.

Ağırlık: Kolay kullanım için 0,07 kg.

Tam Sonek Bilgisi (Ağaç Yapısı)

330706-005-046-50-02-00

005 = 5,0 metre toplam uzunluk (beş metrelik prob)

046 = özel prob konfigürasyonu

50 = dişsiz uzunluk seçeneği

02 = Miniature ClickLoc™ koaksiyel konnektör

00 = Ajans onayı gerekmiyor

Diş tipi: M10 x 1 dişler

Mekanik ve Tork Özellikleri

Önerilen Konnektör Torku: Parmak sıkılığı – alet gerektirmez.

Maksimum Konnektör Torku: Aşırı sıkmayı önlemek için 0,565 N•m (5 in•lb).

Minimum Bükülme Yarıçapı: 25,4 mm (1,0 inç) – paslanmaz çelik zırh ile veya olmadan geçerlidir.

Konnektör Tipi: Miniature ClickLoc™ titreşim dirençli bağlantı sağlar.

Prob Ailesi: Bently Nevada'nın 3300 XL 11mm Yakınlık Prob serisi için mükemmeldir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu beş metrelik probu dokuz metrelik Proximitor Sensör ile kullanabilir miyim? Hayır – beş metrelik probu yalnızca beş metrelik Proximitor Sensör ile eşleştirin.

Prob fabrikadan basınç testli mi geliyor? Hayır – standart birimler basınç testi almaz. Gerekirse özel test için Ubest Automation'a başvurun.

Basınç contasını korumak için hangi sıcaklık aralığı uygundur? Viton® contayı korumak için -34°C (-30°F) altındaki çalışmalardan kaçının.

Ajans onay seçeneği 00 ne anlama gelir? Bu konfigürasyon için özel bir ajans onayı gerekmez.

330706-005-046-50-02-00 ters montaj için uygun mu? Evet – bu prob ters montaj uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

Yazar: Ubest Automation
© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Tüm hakları saklıdır.