330706-005-046-90-02-05 Bently Nevada 3300 XL 11mm Ters Montaj

2026-04-24T10:46:25+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 253.00

Ürün Genel Bakış – Bently Nevada 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Üretici: Bently Nevada (ABD yapımı).

Model numarası: 330706-005-046-90-02-05 – tam bir 3300 XL serisi ünitesi.

Prob tipi: 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob triaxial kablo ile.

Yazar: Ubest Automation, kestirimci bakım için bu teknik referansı sağlar.

Bu prob -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F) arasında aşırı sıcaklıklarda çalışır.

Ana avantaj: Polifenilen sülfür (PPS) uç ve AISI 304 paslanmaz çelik kasa.

Tam Sonek Bilgisi (Ağaç Yapısı)

330706-005-046- CC-DD-EE M10 x 1 dişler
├─ CC = 90 → Toplam Uzunluk Seçeneği : 9,0 metre (29,5 feet)
├─ DD = 02 → Konnektör: Miniature ClickLoc™ koaksiyel konnektör
└─ EE = 05 → Kurum Onayı: Çoklu Onaylar
└─ Diş tipi: M10 x 1 dişler (metrik montaj)

Teknik Özellikler – Marka & Model Odaklı

Marka: Bently Nevada – makine koruma alanında küresel lider.

Ürün No.: 330706-005-046-90-02-05 (3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob).

Prob Uç Malzemesi: Yüksek dayanıklılık için Polifenilen sülfür (PPS).

Prob Kasa Malzemesi: Korozyona dayanıklı AISI 304 paslanmaz çelik (SST).

Prob Kablosu: 75 Ω triaxial, FEP yalıtımlı (florlu etilen propilen).

Mevcut standart toplam uzunluklar: 1m, 5m veya 9m (bu model: 9,0m).

DC direnç (9m uzunluk): 8,5 ± 1,1 ohm (merkezden dış iletkene).

Çalışma & Depolama Sıcaklığı: -52°C ile +177°C (-62°F ile +351°F).

Prob basınç sızdırmazlığı: Viton® O-ring diferansiyel basınç sızdırmazlığı.

Minimum bükülme yarıçapı: 25,4 mm (1,0 inç) SST zırhı ile veya olmadan.

Konnektör torku: parmak sıkılığı (maks 0,565 N•m / 5 in•lb).

Ağırlık: 0,07 kg – kolay kurulum için hafif.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Bu prob 3300 XL uzatma kablolarıyla uyumlu mu?
C: Evet, 330706-005-046-90-02-05 standart Bently Nevada triaxial uzatma kablolarıyla çalışır.

S: Bu prob hidrojen servisinde kullanılabilir mi?
C: Bu model hidrojen basınç testi içermediği için doğrudan Bently Nevada ile iletişime geçin.

S: Sinyal bozulması olmadan maksimum kablo uzunluğu nedir?
C: Uygun sürücü empedans eşlemesi ile 305 metre (1000 feet).

S: Prob ucu kimyasal maruziyete dayanıklı mı?
C: PPS uç çoğu asit ve çözücüye karşı mükemmel direnç sunar.

S: Prob DC direncini nasıl doğrularız?
C: Merkez ve dış iletken arasında multimetre kullanın – 9m uzunluk için 8,5 ±1,1 ohm bekleyin.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com/ Tüm hakları saklıdır.