Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00 Prob | 3300 XL 11mm Sensör

2026-04-30T11:58:09+08:00

Tür: prob
Fiyat: 241.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm Titreşim Prob - Güvenilir Makine İzleme

Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00 yakınlık probu ile hassas titreşim verisi alın. Bu 11mm sensör, 3300 XL izleme serisinin temel parçasıdır. Türbinlerde ve motorlarda erken arıza tespiti sağlar. Paslanmaz çelik gövdesi zorlu endüstriyel koşullara dayanır. Uzun 9 metrelik kablo, sensörün makinenize yakın esnek yerleştirilmesini sağlar.

Ana Ürün Özellikleri

Marka & Model: Bently Nevada 330707-00-24-90-01-00

Prob Tipi: 11 mm Çap, Yakınlık Sensörü

Ölçüm Aralığı: Sistem boşluk voltajına bağlıdır (genellikle 200 mil/5.08mm)

Kablo Uzunluğu: 9.0 metre (29.5 feet) standart

Elektrik Özellikleri: 75 Ω Empedans, 8.5 ± 1.1 Ohm DC Direnci

Çalışma Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (Depolama dahil)

Kasa Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik

Uç Malzemesi: Dayanıklı Polifenilen Sülfür (PPS)

Kablo Kılıfı: Floroetilen Propilen (FEP)

Diş Boyutu: Standart 5/8-18 UNF

Kasa Uzunluğu: 2.4 inç (diş dahil)

Model Numarası Çözücü: 330707-00-24-90-01-00

► 330707 – Temel Model

3300 XL Serisi, 11mm Prob, 5/8-18 UNF Dişi, Zırh Yok

► 00 – Dişsiz Gövde Uzunluğu

Uzunluk: 0 inç.

► 24 – Kasa Toplam Uzunluğu

Uzunluk: 2.4 inç.

► 90 – Toplam Kablo Uzunluğu

Uzunluk: 9.0 metre (Önceden takılı).

► 01 – Konnektör & Kablo Tipi

Standart Kablolu Minyatür Koaksiyel ClickLoc Konnektör.

► 00 – Kurum Onayları

Standart endüstriyel versiyon. Özel sertifikasyon yoktur.

Kurulum & Kullanım Detayları

Montaj Talimatları:

5/8-18 UNF dişi kullanarak montaj yapın.

Bir tork anahtarı kullanın. Önerilen tork 15.2 N•m (133 in•lb)dir.

Maksimum torku 45.2 N•m (400 in•lb) aşmayın.

Maksimum dişli geçiş derinliği 0.938 inçtir.

Kablo & Konnektör Bakımı:

Elle bağlayın. Konektör "parmak sıkılığı" ile bağlanır.

Maksimum konektör torku sadece 0.565 N•m (5 in•lb)’dir.

Kabloyu koruyun. Bükülme yarıçapını 25.4 mm (1.0 inç) üzerinde tutun.

Kurulum sırasında kabloyu ezmekten veya çekmekten kaçının.

Uyumluluk & Garanti Bilgisi

Sistem Uyumluluğu:

Bu 330707-00-24-90-01-00 prob şu sistemlerle uyumludur:

Bently Nevada 3300 XL İzleme Sistemleri.

Bently Nevada 3500 İzleme Sistemleri.

-24 Vdc yakınlık girişleri kullanan diğer sistemler.

11mm prob desteği için monitörünüzün kılavuzunu kontrol edin.

Garanti & Destek:

Bu ürün tam 12 aylık garanti kapsamındadır.

Garanti, malzeme ve işçilik kusurlarını kapsar.

Garanti servisi veya teknik destek için bizimle iletişime geçin.

Kargo Bilgileri

Kargo Ağırlığı: Birim başına yaklaşık 0.17 kg.

Küresel Gönderim: FedEx, UPS ve DHL ile dünya çapında gönderim yapıyoruz.

Her sipariş için takip bilgisi sağlanır.

Uzman SSS

Model numarasındaki "01" eki ne anlama geliyor?

"01" standard kablo ve ClickLoc konektör olduğunu gösterir. FluidLoc versiyonu değildir. Genel iç mekan kullanımı için bunu seçin.

9 metrelik kabloyu kesebilir veya uzatabilir miyim?

Hayır. Kablo uzunluğu 9 metre ile sabittir. Kesmek veya eklemek elektriksel kalibrasyonu bozabilir. Daha kısa veya uzun kablo için farklı model sipariş edin.

Probun hassasiyeti nedir (mV/mil)?

Tipik hassasiyet 200 mV/mil (7.87 V/mm) civarındadır. Bu değer 11mm prob için standarttır ve Bently Nevada monitörünüzle uyumludur.

Soğuk ortamlarda probu nasıl kullanmalıyım?

-34°C'nin altına dikkat edin. İç conta kırılgan hale gelebilir. Çok soğuk koşullarda güç vermeden önce probun yavaşça ısınmasına izin verin.

Prob ucu hasar görürse değiştirilebilir mi?

Hayır. PPS uç, prob montajının sabit bir parçasıdır. Uç hasar görürse, güvenilir ölçümler için tüm prob ünitesi değiştirilmelidir.

© 2025 Ubest Automation Limited. Tüm hakları saklıdır.
Orijinal Kaynak: https://www.ubestplc.com/
İletişim: sales@ubestplc.com Telefon: +86 180 3000 5825