Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 Prob | 5m Zırhlı FluidLoc

2026-04-30T11:58:22+08:00

Tür: prob
Fiyat: 231.00

Bently Nevada 3300 XL 11mm Yakınlık Probı ve 5 Metrelik Zırhlı Kablo

Bu Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00 ağır hizmet tipi endüstriyel bir sensördür. Uzun menzil için 5 metrelik zırhlı kabloya sahiptir. Kablo ayrıca nem direnci için FluidLoc teknolojisi içerir. Prob gövdesi güçlü 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ucu dayanıklı PPS plastikten imal edilmiştir. Bu sensör, büyük veya erişilmesi zor makineler için mükemmeldir. 5 metrelik bir Proximitor sensörü ile eşleştirilmelidir. Zorlu koşullarda güvenilir titreşim verisi alın.

Parça Numarası Konfigürasyonu: 330707-00-24-50-12-00

330707 (Temel Model):

3300 XL İzleme Sistemi Ailesi.

11mm Çapında Yakınlık Probı.

Paslanmaz Çelik Zırh ile 1/2-20 UNF Diş.

00 (Dişsiz Uzunluk): 0,0 inç. Kasa tamamen dişlidir.

24 (Kasa Uzunluğu): Toplam uzunluk 2,4 inç.

50 (Kablo Uzunluğu): 5,0 metre (16,4 feet) uzunluğunda.

12 (Konnektör ve Kablo): FluidLoc kablolu ClickLoc konnektör.

00 (Onaylar): Özel ajans sertifikası gerekmez.

Detaylı Teknik Özellikler

Marka ve Tam Model: Bently Nevada 330707-00-24-50-12-00

Ürün Serisi: 3300 XL Titreşim İzleme

Algılama Prensibi: Eddy Akımı Yer Değiştirme

Prob Çapı: 11 mm

Uç Malzemesi: Dayanıklı Polifenilen Sülfür (PPS)

Kasa Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik

Kablo Tipi: 75 Ohm Triaxial

Kablo Koruması: Paslanmaz Çelik Zırh ve FluidLoc Nem Bariyeri

Kablo İzolasyonu: FEP (Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı)

Toplam Kablo Uzunluğu: 5.0 Metre (16.4 Feet)

Elektrik Direnci (5m): 7,2 Ohm ± 0,8 Ohm

Çıkış Sinyali: Boşluk Voltajı (Uyumlu monitör gerektirir)

Montaj Dişi: 1/2-20 UNF

Alternatif Diş: M16 x 1.5 mm

Maksimum Dişli Girişi: 0,750 inç (1/2-20)

Kurulum Torku: 15,2 N·m (133 in-lb)

Maksimum Tork: 45,2 N·m (400 in-lb)

Konnektör Tipi: ClickLoc Koaksiyel

Konnektör Torku: Sadece Elle Sıkma

Kablo Bükülme Yarıçapı: Min 25,4 mm (1,0 inç)

Çalışma Sıcaklığı: -51°C ila +177°C (-60°F ila +351°F)

Mühür: Önceden takılmış Viton O-Halkası

Düşük Sıcaklık Uyarısı: -34°C (-29°F) altında kurulum yapmayın.

Montaj Kılavuzu

Bu 330707-00-24-50-12-00 Prob yalnızca 5 metrelik Proximitor sensörlerle çalışır.

5 metrelik zırhlı kablo için güvenli bir rota planlayın.

Montaj deliği dişlerini kurulumdan önce temizleyin.

Çapraz diş oluşumunu önlemek için probları elle başlatın.

15,2 N·m tork ile sıkmak için tork anahtarı kullanın.

ClickLoc konektörünü yerine oturana kadar itin.

Kabloyu 1 inçten daha küçük yarıçapta bükmeyin.

Probun montajdan önce -34°C'nin üzerinde tutulması gerekir.

Uyumluluk Bilgisi

Bu prob Bently Nevada 3300 XL izleme sistemleri için tasarlanmıştır. Eşleşen 5 metrelik kablo Proximitor sensörü ile kullanmalısınız. Zırhlı FluidLoc kablo nemli veya fiziksel olarak zorlu ortamlar için idealdir.

Sertifikalar & Onaylar

Bu ürün (ek -00) genel endüstriyel kullanım içindir. ATEX veya CSA gibi özel tehlikeli alan sertifikalarına sahip değildir.

Paket İçeriği & Garanti

Bir adet Bently Nevada 3300 XL 11mm Yakınlık Prob.

ClickLoc konektörlü entegre 5 metrelik zırhlı FluidLoc kablo.

Gerekli tüm sızdırmazlık bileşenleri (O-ring).

Bu ürün, kusurlara karşı 12 aylık garanti içerir.

Kargo Bilgileri

Dünya çapında FedEx, UPS ve DHL ile gönderim yapıyoruz. Siparişiniz gönderildikten sonra takip bilgilerini alacaksınız.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Zırhlı FluidLoc kablonun başlıca faydaları nelerdir?

Zırh ezilme ve aşınma koruması sağlar. FluidLoc katmanı sıvıların kablo içine sızmasını engeller. Bu kombinasyon zorlu, nemli alanlar içindir.

Bu prob ile farklı kablo uzunluğunda Proximitor kullanabilir miyim?

Hayır. Sistem kalibrasyonu eşleşen uzunluklar gerektirir. Bu 5 metrelik 330707-00-24-50-12-00 Prob yalnızca 5 metrelik Proximitor ile çalışır.

Bu prob için tipik ölçüm aralığı nedir?

Ölçülebilir boşluk aralığı bağlı monitöre bağlıdır. Yaygın sistemler 80 mil (2 mm) veya daha fazla aralık sunar.

Prob dış mekan koşullarında kullanmak için güvenli midir?

Zırhlı FluidLoc kablo iyi koruma sağlar. Ancak sürekli suya batırılmak için tasarlanmamıştır. Bağlantıları doğrudan hava koşullarından koruyun.

Uygulamamın bu probu gerektirip gerektirmediğini nasıl anlarım?

Fiziksel risklerin veya nemin olduğu bir alanda uzun kablo mesafesine (5m) ihtiyacınız varsa bu modeli seçin. Ayrıca izleme sisteminizin 5 metrelik Proximitors kullandığından emin olun.

© 2025 Ubest Automation Limited. Tüm hakları saklıdır.
Orijinal Kaynak: https://www.ubestplc.com/
İletişim: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825