330706-005-046-90-00-00 Bently Nevada 3300 XL 11mm Prob

2026-04-24T10:49:58+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 253.00

Bently Nevada 330706-005-046-90-00-00 : 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Teknik Özellikler

Marka: Bently Nevada (ABD'de Üretilmiştir)

Model: 330706-005-046-90-00-00

Tip: 3300 XL 11 mm Ters Montaj Yakınlık Prob

Toplam Uzunluk: 9,0 metre (29,5 feet)

Vida Tipi: M10 x 1

Konnektör: Miniatür ClickLoc™ koaksiyel (Seçenek 00)

Prob Ucu Malzemesi: Polifenilen sülfür (PPS)

Prob Kasa Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (SST)

Kablo Özelliği: 75 Ω triaxial, FEP izolasyon

Çalışma Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F)

Depolama Sıcaklığı: -51°C ile +177°C

Basma Contası: Viton® O-ring (sevkiyat öncesi basınç testi yapılmamıştır)

Ağırlık: 0,07 kg

DC Direnci (RPROBE): 5,9 ± 0,5 ohm (1,0 m uzunluk için)

Minimum Bükülme Yarıçapı: 25,4 mm (1,0 inç)

Önerilen Tork (konnektör): Parmak sıkılığı

Maksimum Tork (konnektör): 0,565 N•m (5 in•lb)

Prob Kasa Torku (ters montaj): Maks 22,6 N•m (200 in•lb) / Önerilen 7,5 N•m (66 in•lb)

Son Ek Bilgisi (Ağaç Yapısı)

330706-005-046-90-00-00
├─ 330706 : Temel model (11 mm ters montaj prob)
├─ 005 : M10 x 1 dişler
├─ 046 : Prob konfigürasyonu standart
├─ 90 : Toplam uzunluk 9,0 metre
├─ 00 : Miniatür ClickLoc™ koaksiyel konnektör
└─ 00 : Kurum onayı gerekmiyor

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu prob 3300 XL uzatma kablolarıyla çalışabilir mi? Evet, Bently Nevada triaxial uzatma kablolarıyla uyumludur.

Prob sevkiyat öncesi basınç testinden geçiyor mu? Hayır, ancak gerekirse özel tasarım departmanımızla iletişime geçin.

Maksimum toplam uzunluk seçeneği nedir? Bu model için 9,0 metredir 330706-005-046-90-00-00.

Yüksek sıcaklığa dayanıklı mı? Evet, sürekli çalışma için +177°C'ye kadar dayanıklıdır.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Tüm hakları saklıdır.
İletişim: sales@ubestplc.com | Telefon: +86 180 3000 5825