330706-005-046-90-02-00 Bently Nevada 11mm Ters Montaj Prob

2026-04-24T11:25:18+08:00

Tür: Ters Montaj Probı
Fiyat: 215.00

Ağır Hizmet İzleme için 3300 XL 11 mm Ters Montaj Prob

Temel Teknik Özellikler

Marka: Bently Nevada

Model Numarası (Tam Sonek): 330706-005-046-90-02-00

330706-005-046 – M10 x 1 ters montaj dişleri

CC-DD-EE: 90 = 9.0 metre (29.5 feet) toplam uzunluk

Konnektör Seçeneği 02: Miniatür ClickLoc™ koaksiyel konnektör

Ajans Onayı 00: Gerekli değil (standart versiyon)

Prob Ucu Malzemesi: Polifenilen sülfür (PPS)

Prob Kasa Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (SST)

Kablo Tipi: 75 Ω triaxial FEP yalıtımlı, 9 metre

DC Direnci (RPROBE): 8.5 ± 1.1 ohm (9.0m uzunlukta merkezden dış iletkene)

Çalışma Sıcaklığı: -51°C ile +177°C (-60°F ile +351°F)

Depolama Sıcaklığı: Aynı aralık; Viton® contayı korumak için -34°C'nin altından kaçının

Maksimum Prob Kasa Torku: 22.6 N•m (200 in•lb) / Tavsiye edilen: 7.5 N•m (66 in•lb)

Konnektör Maksimum Torku: 0.565 N•m (5 in•lb) – sadece parmak sıkılığı

Minimum Bükülme Yarıçapı: SST zırhı ile veya olmadan 25.4 mm (1.0 inç)

Ağırlık: 0.07 kg (kolay yönlendirme için çok hafif)

Basınç Contası: Viton® O-ring diferansiyel basıncı sızdırmaz (sevkiyat öncesi basınç testi yapılmamıştır)

Sevkiyat & SSS

Kargo Şirketleri: FedEx, UPS, DHL dünya çapında ekspres.

S: Bu prob 3300 XL sistemleri ile çalışır mı? C: Evet, Bently Nevada 3300 XL monitörleriyle mükemmel uyum sağlar.

S: Basınç contası sevkiyat öncesi test edilebilir mi? C: Basınç testi için özel tasarım departmanımızla iletişime geçin.

S: -34°C'nin altındakilerde ne olur? C: Viton® O-ring erken arızalanabilir.

S: Kablo değiştirilebilir mi? C: Hayır, kablo fabrika çıkışı olarak 3300 XL 11 mm Prob montajına kalıplanmıştır.

© 2026 Ubest Automation Limited. https://www.ubestplc.com Tüm hakları saklıdır.